486 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



assez lentement pour qu'il s'écoule environ 1/10 de seconde entre 

 l'ouverture du circuit supérieur et celle du circuit inférieur. 



Au moyen d'un combinateur, on peut à volonté mettre l'inducteur 

 dans le circuit supérieur et l'induit dans le circuit inférieur ou, au con- 

 traire, faire l'inverse. 



Si l'inducteur est mis dans le circuit supérieur, à la fermeture, 

 l'inducteur se ferme le premier; il ne passe donc pas d'onde induite de 

 fermeture. A l'ouverture, au contraire, l'inducteur est ouvert le premier 

 et l'induit ne s'ouvre que longtemps après le passage de l'onde d'ouver- 

 ture qui a une durée de l'ordre de 1/1.000 de seconde. 



Si l'inducteur est mis dans le circuit inférieur et l'induit dans le cir- 

 cuit supérieur, l'inverse se produira : à la fermeture, l'induit est fermé 

 le premier; quand l'inducteur se ferme, l'onde de fermeture passe. A 

 l'ouverture, l'induit s'ouvrant le premier, l'onde d'ouverture ne passe 

 pas. Pour assurer un contact dans le circuit supérieur indépendant du 

 ressort, la pointe de platine est portée par un cylindre qui glisse dans 

 une bague, et c'est le contact de la bague avec la tête saillante du 

 cylindre qui enlève la pointe de platine : l'ouverture se fait ainsi au 

 moment du maximum de vitesse du ressort. 



Cet appareil présente, outre l'avantage de pouvoir ne faire passer 

 qu'une seule onde, celui de donner des circuits d'ouverture très régu- 

 liers, l'ouvertureélantautomatique et indépendante del'expérimentateur. 



III. — Procédé de fixation de L'électrode différenciée pour Vhomme. J'ai 

 fait faire une petite électrode qui se monte directement sur mon tampon 

 impolarisable à la place du manche. Un bracelet de feuille anglaise, 

 d'une élasticité parfaite, se fixe au moyen de trous dans une gorge 

 creusée à cet effet dans l'ébonite. La fixation est parfaite, peu serrée, et 

 le tampon est mis à l'abri de la dessiccation parle bracelet de caoutchouc. 



J'expérimente celte instrumentation depuis plusieurs mois, et elle 

 me donne toute satisfaction. Elle permet d'opérer sur l'homme avec 

 plus de précision qu'on ne l'a fait jusqu'ici. 



[Travail du Laboratoire d' électro-radiothérapie de la Salpêtrière.) 



Essai de détermination de la chronaxie a travkrs la peau 



COEZ l'homme. 



I. — Variation de la résistance initiale en fonction du voltage, 

 par G. Bourguignon et A. Barré. 



Cherchant à déterminer la chronaxie chez l'homme avec les conden- 

 .ateurs, en appliquant la formule de L. Lapicque : I : RCXOj^^i ^ étant 



