20^^. 



SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Sur un nouveau modèlij: a flamber, 

 par H. Vincent. 



La stérilisation par flambage des objets de verrerie utilisés dans les 

 laboratoires, offre assez souvent des difficultés résultant de l'inégale 

 répartition de la chaleur dans le four et aussi de Timpossibilité d'y flam- 

 ber un grand nombre d'objets à la fois. 



Pour remédier à ces inconvénients, j'ai fait construire par M. Lequeux, 



Étuve à flamber, du professeur Vincent. 



ingénieur, une étuve à flamber, basée sur un principe nouveau. Cette 

 étuve a la forme d'une armoire, à plusieurs étagères mobiles K, K. Elle 

 est pourvue de deux portes. Les parois de l'étuve sont revêtues de lames 

 d'amiante. 



Le chauffage et la stérilisation à sec en sont assurés par plusieurs 

 rampes à gaz B, R. Mais la chaleur, au lieu d'être simplement transmise 

 par l'intermédiaire d'une plaque de tôle qui ne permet pas sa distri- 

 bution uniforme dans l'étuve, se répand directement dans l'étuve, 

 grâce à l'arrivée des gaz de combustion. Ceux-ci y pénètrent, suivant un 

 dispositif spécial. 



A cet effet, des tubes de fer S, S, placés verticalement, en jeu d'orgue, 

 et de diamètre convenable, sont disposés à l'intérieur de l'étuve à flam- 



