696 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



Sur la tête C d'un axe vertical qui perce le cadran en son centre est fixée 

 une forie aiguille dacier D. Au-dessous du cadran, cet axe porte une poulie 

 en forme d'escargot E, sur laquelle vient s'enrouler un fil qui supporte après 

 passage sur une poulie de renvoi, un poids a«sez lourd P. 



Si ce poids descendait avec une vitesse constante, il ferait tourner l'axe, en 

 raison de la forme de la poulie E, avec une vitesse ac(;élérée ; abandonné à la 

 pesanteur, il descend lui-même avec une vitesse accélérée; par l'addition de 

 ces deux accélérations, la vitesse à la pointe de l'aiguille atteint au bout d'un 



tour une vitesse suffisante pour qu'en 

 un millième de seconde, elle parcoure 

 une longueur d'arc facilement appré- 

 ciable, de l'ordre du centimètre. 



Les contacts Aet B sont ainsi con- 

 stitués que l'aiguille D, en passant 

 sur eux, abatte une came excentri- 

 que; cette came fléchit et maintienl 

 immobile en flexion un ressort plat. 

 Par ce mouvement, dans le contact B, 

 le ressort vient toucher le support 

 de la vis b, isolé de la masse, et 

 dans le contact A, le ressort quitte 

 une dent a, également isolée de la 

 masse. Par conséquent, si on a mis 

 un pôle du circuit à la dent a, et l'au- 

 tre pôle à l'anneau gradu<^ où est fixée 

 la vis b, l'aiguille tournant dans le 

 sens de la flèche rencontre d'abord le 

 contact B et ferme le circuit, puis 

 le contact A et rompt le circuit. Le 

 courant passe pendant le temps que 

 met l'aiguille à franchir l'intervalle 

 angulaire qui les sépare ; cet inter- 

 valle est lu en sa valeur de temps sur 

 l'anneau gradué. Après un certain 

 nombre de tâtonnements, j'ai obtenu par les contacts représentés schémati- 

 quement dans la figure ci-jointe, fermeture et ouverture franches et assu- 

 rées. La chronaxie du gastrocnémien de grenouille est sinon mesurée, du 

 moins appréciée sans erreur aux environs du quart de millième de seconde. 



En somme, c'est un rhéotome rotatif, mû par la force invariable de 

 la pesanteur; il donne par une manœuvre simple et l'apide et par une 

 lecture directe en temps absolu des passages de courant arbitrairement 

 réglables entre une portion de millième de seconde et un dixième de 

 seconde. Il s'intercale, sans autre modification, dans toute installation 

 d'excitation galvanique. 



En mettant la came de B à l'abattu et laissant celle de A relevée, il 

 compte pour rien. L'exploration galvanique peut être faite par chacun, 



