254 OVER, DEN RADIOMETER VAN CROOKES, 



koud weder en harden wind aan het volle maanlicht bloot te stellen. 



De negatieve omwentelingen zijn in geenen deele zoo gemakkelijk 

 regelmatig als de positieve te verkrijgen. Er doen zich daarbij onre- 

 gelmatige verschijnsels voor, waarvan ik de reden niet heb kunnen 

 opsporen. Te vergeefs hebben wij ook getracht, het punt of tempera- 

 tuurverschil tusschen den bol en de aangewende koude te bepalen, 

 waarbij de positieve in eene negatieve draaiing overgaat. 



Om de gevoeligheid van den radiometer met eene uitmuntende fransche 

 thermo elektrische zuil voor den invloed eener warmte- en lichtbron te 

 vergelijken, namen wij eenige proeven, waarbij de volgende resultaten 

 werden verkregen: 



Op den 10 deu April 11. werd een aangestoken stearinekaars op gelij- 

 ken afstand van den radiometer en de thermoëlektrische zuil geplaatst, 

 des avonds ten half zeven ure , bij zwak daglicht. 



Op 12 cM. afstand deed de radiometer Afwijking v. d. galvanometer 



1 3 / 4 omw. per minuut. 1 '/ 2 ü 



» 6 » » 6 3 /, » » » 6° 



Bij eene andere proefneming was de uitkomst: 

 Op 12 cM. afstand deed de radiometer 1 3 j, t omw. Therm. zuil 1 1 / 2 ° Afw. 

 » 6 » » » » » 7 1 j, t > » » 7 ° » 



Op 11 April ten 10 '/ 2 ure v. m. door het diffuse licht van een bewolk- 

 ten hemel de radiometer 2'/ 4 omw. per minuut. Therm. zuil 2° Afw. 



Hieruit blijkt dat de gevoeligheid van den radiometer voor lichte 

 warmtestralen aanmerkelijk is , en vrij wel overeenkomt met de uit- 

 komsten door de thermoëlektrische zuil gegeven, die zonder conischen 

 koker werd gebezigd. Dat de radiometer voor zwakke donkere warmte- 

 stralen ongevoelig blijft, is natuurlijk aan het glas, 't geen zeer ather- 

 maan is, toe te schrijven. Ware de bol niet zoo dun van glas, dan zoude 

 geen donkere warmtestraal van ongeveer 100° C. worden doorgelaten. 



Als lichtmeter kan de radiometer goede diensten bewijzen, en is in 

 zooverre de benaming van lichtmolen , daaraan gegeven , niet onjuist. 

 Het werktuigje is , zooals crookes , een bekend photograaf , zelf heeft 

 opgemerkt, voor photografen zeer nuttig, om bij veranderde licht- 

 sterkte den duur van belichting met juistheid te meten. Is b.v. ge- 

 bleken dat 2 omwentelingen der wiekjes voldoende zijn om een goed 

 beeld te leveren , dan moet , als men den stand van den radiometer 



