46 METAAL-BAROMETERS. 



verhouding en schikking zijne kleinste deeltjes zich onderling bevinden. Bij 

 het vloeibare kwik blijft dat natuurlijk altijd hetzelfde : eene massa van 

 1 kilogr. zet zich bij verhitting van 1 graad juist tienmaal minder uit dan 

 10 kilogr.; en wat van meer belang is: bij eene verhitting van 10 

 graden zal zich dezelfde kwikmassa juist tien maal meer dan bij die 

 van 1 graad uitzetten. Maar voor eiken metaal-barometer zou die factor 

 afzonderlijk moeten bepaald worden , en dan niet alleen van de luchtledige 

 doos zelve , maar bovendien nog voor elk ander der samenstellende deelen , 

 met name voor den langen hefboom H en de ketting Q (fig. 3 en 4). Aan 

 de laatste opmerking is men echter sedert eenigen tijd te gemoet geko- 

 men door den barometer zoogenaamd te compenseren , d. i. , op de wijze 

 als bij den slinger der nauwkeurige uurwerken geschiedt, den hefboom 

 uit 2 metalen te doen bestaan, waardoor dan ook werkelijk goede 

 uitkomsten zijn verkregen. De luchtledige doos echter is niet recht- 

 streeks te compenseren, en dit alles bij den hefboom in rekening 

 te brengen is een samengestelde, kostbare en bovenal zeer moeielijk 

 uitvoerbare zaak. 



Men zou kunnen meenen dat ook bovendien de warmte nog op eene 

 andere wijze de werking der metaal-barometers ongeregeld moest ma- 

 ken : door de uitzetting en de krimping namelijk , die zy te weeg brengt 

 in de lucht, welke nog in de doos van de eene of in den hollen ring 

 van de andere soort is overgebleven. Een volkomen ledige ruimte toch 

 is hierin evenmin als ergens anders te verkrijgen. Maar het is den kun- 

 digen fabriekanten gelukt al zeer goed luchtledige doozen te vervaardigen 

 (vooral voor de aneroïde), zoodat die voor het gewone, dagelijksche gebruik 

 volkomen geschikt zijn en zelfs zoo weinig gevoelig voor de warmte , 

 dat ze regelmatig doorwerken, onverschillig of ze op den schoorsteen 

 achter den brandenden haard, of buiten het venster in de koude bui- 

 tenlucht geplaatst worden. 



Ten slotte bezitten alle metaal-barometers een gebrek , dat zij gemeen 

 hebben met eene soort van kwik-barometer, met den wijzer-barometer, 

 dat zij namelijk allen een min of meer samengesteld mechaniek heb- 

 ben; — waardoor van zelve de aanwijzing niet zoo zuiver is als eene 

 rechtstreeks dalende of rijzende kwik-kolom die kan geven , en zij ten 

 anderen meer vatbaar zijn om in hunne werking door een gebrek aan 

 een of ander der samenstellende deelen gestoord te worden. 



In vergelyking met elkander heeft natuurlijk ook al weer elke soort 

 zijn voor en tegen: de metallieke barometer is gevoeliger, wijst sneller 



