DE INWENDIGE AARDWARMTE. 81 



uit de buis zal vloeien en zich verzamelen in het bolletje. Opdat zulks 

 nauwkeurig en zuiver geschiede , is de eindopening van 't rechthoekig 

 omgebogene boveneind zeer fijn. Omgekeerd kan men ook naderhand 

 den thermometer weer vullen, door hem te verwarmen en dan op 

 zijde te houden , als wanneer 't opene einde is gedompeld in het uit- 

 gevloeide kwik , dat nu bij de bekoeling weer in de buis treedt , ten- 

 gevolge der cohaesie van de kwikdeeltjes , alsmede door den druk der lucht. 

 Het bolletje is n.1. voorzien van eene zeer fijne opening aan zijn' top; 

 dit heeft ten doel om de geweldige drukking eener waterkolom, waar- 

 aan de toestel met het bolletje soms op groote diepten is onderwor- 

 pen, ook binnen het laatstgenoemde te doen werken, waardoor het 

 breken er van wordt voorkomen. In de pasgemelde wijze van vulling 

 bestaat het voorname doel van het losjes over 't uiteinde als eene 

 kapsel gestulpte bolletje, dat door magnus eerst later als eene ver- 

 betering aan den toestel is toegevoegd. De buis is verder verdeeld in 

 graden, naar vergelijking met een' gewonen thermometer. Tengevolge 

 van den grooten inhoud des reservoirs, zijn deze graden voor de nauw- 

 keurigheid zeer lang ; daarentegen zijn zij weinige in getal , n.1. onge- 

 veer 50 a 60 C, hierdoor heeft de toestel nog eene slechts matige 

 lengte. De graden tellen van af het omgebogene uiteinde; daar is dus 

 nul. Ziedaar het wezenlijkste gedeelte van den toestel. 



Bij het gebruik wordt hij , na ophaling uit de diepte, geplaatst in een 

 bak met water, dat kouder is dan de genoemde hoogste temperatuur, 

 waaraan hij kan zijn blootgesteld geweest. Het kwik zal dus het opene 

 uiteinde niet bereiken, maar zooveel graden daarvan af blijven, als 

 het water kouder is dan; de genoemde hoogste temperatuur. Deze wordt 

 dus gevonden door dat aantal nog overgeblevene graden op te tellen 

 bij de temperatuur des waters , welke men afleest aan een' gelijktijdig 

 in den bak geplaatsten nauwkeurigen gewonen thermometer. Hierdoor 

 is nu ook de reden duidelijk, waarom gemakshalve de graden des 

 geothermometers tellen van af het opene einde. Door de lengte der 

 graden van den toestel , kan men eene nauwkeurigheid verkrijgen tot 

 op 0,1 graad. Eindelijk moet de opene spits scherp afgeslepen zijn, 

 om 't aanhangen van kwikdruppeltjes tegen te gaan, en heeft men ge- 

 deeltelijke oxydatie van 't kwik te verhinderen , of 't ontstane oxyd te 

 verwijderen , opdat de kwikkolom zich niet verdeele tengevolge der 

 adhaesie. 



De aflezing na de proef kan ook geschieden , door het water, waarin 



e 



