34 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 



mag opvatten. Gloeiingsverschijnselen zijn dus alleen bemerkbaar in een platina- 

 draadje van 0,2 mM. middellijn ongeveer en weinig meer dan 1 cM. lang. 

 De waterontleding is duidelijk waar te nemen ; een elektromagnetisch inductie- 

 apparaat , zoowel als een elektrische schel , worden zeer gereedelijk door den 

 stroom in werking gebracht. 



Opmerkelijk is bij dit alles de stroomsterkte bij een zeer gering temperatuur- 

 verschil der soldeerplaatsen. Dadelijk na het ontpakken verbond ik de batterij 

 met een weinig gevoeligen rheoskoop, ten einde door een geringe verwarming 

 te kunnen onderzoeken of de geleiding bij het transport onverzeerd was gebleven. 

 Die verwarming bleek onnodig , de batterij gaf reeds dadelijk een stroom , die 

 den wijzer verscheiden graden deed afwijken. Die stroom bleef gedurende meer 

 dan een kwart uur onveranderd. Ik zocht dus naar een uitwendige verwar- 

 mingsbron en vond die in een Bunsenvlam, welke op meer dan 0,6 meter afstand 

 stond. Toen die afstand vergroot werd tot op bijna 1 meter, verminderde de 

 afwijking , maar bleef toch nog meetbaar. Bedenkt men nu dat wegens den 

 vorm der batterij slechts enkele elementen door de straling der vlam konden 

 getroffen worden , dan wordt men geneigd om de metalen , die clamond 

 gebruikt, ook voor thermoskopen nog geschikter te achten dan bismuth en 

 antirnonium. 



Over het gasverbruik zal ik later berichten. ln. 



Verbeterde sphaerometer. — Onder den eenigzins vreemden naam van levier 

 a reflection beschrijft cornu (Journal de physique , IV p. 7) , een toestelletje 

 van de volgende inrichting. 



Men denke zich een koperen staafje van b.v. een decimeter lang; in het 

 midden daarvan is een dergelijk van weinig meer dan een centimeter lang 

 rechthoekig daarop geplaatst, zoodat het aan elk der zijden even veel uitsteekt. 

 Aan de vier uiteinden van deze staafjes zijn, rechthoekig op het grondvlak 

 dat zij gemeen hebben , vier stalen pennetjes geplaatst , die een paar mM. 

 daarboven verheven zijn en in eene fijne spits eindigen. Hunne lengte is zoo 

 gekozen , dat de uiteinden in hetzelfde platte vlak liggen , zoodat wanneer 

 men het geheele kruis op die spitsen doet rusten op een vlakgeslepen plaat — 

 b.v. van spiegelglas, zij alle vier te gelijk daaraan raken. Loodrecht op het 

 vlak dier spitsen en evenwijdig met het korte staafje is op dit laatste een 

 vlak spiegeltje bevestigd. Viseert men nu door een kijker met kruisdraad in 

 het spiegeltje een op eenige meters afstand daarvan vertikaal geplaatsten 

 maatstaf, en herhaalt men dit nadat onder de beide middenspitsen op de 

 glasplaat het lichaam geplaatst is, waarvan men de dikte meten wil, dan 



