90 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 



men in het tweede vertrek een toon voort door een of ander muziekinstru- 

 ment of door dien te zingen, dan kan men de interferentie in de gevorkte 

 buis duidelijk waarnemen. Bij het voortbrengen van gearticuleerde klanken 

 zijn deze minder duidelijk. ln. 



Eenvoudige elektrodynamometer voor zeer zwakke afwisselende stroomen. — 

 M. bell ati beschrijft zulk een werktuig in Aüi del R. Ist. Ven. I, en 

 daaruit in Wiedemanri 's Beiblatter VII, S. 617. 



In plaats van een magneetnaald wordt in het windingraam van een gal- 

 vanometer een dun ijzerstaafje bifilair opgehangen. In rust moet het loodrecht 

 op den magnetischen meridiaan zijn geplaatst. Het vlak der windingen make 

 met dien meridiaan en dus ook met de as van het staafje een hoek van 45 °. 

 Wordt nu een stroom van behoorlijke sterkte door de windingen geleid, dan 

 tracht zich het staafje loodrecht op die windingen te stellen in steeds dezelfde 

 richting, onafhankelijk van die van den stroom. 



Om dit verschijnsel toe te passen op de inrichting eens dynamometers , nam 

 bellati in plaats van een ijzeren staafje een bundeltje goed uitgegloeide 

 ijzerdraadjes van 0,15 mM. dik en 17 mM. lang, en hing dit op bovenver- 

 melde wijze met een spiegeltje daaraan verbonden in een 35 mM. wijden 

 ring , waaromheen een 8 mM. dikke laag van met zijde geïsoleerd koperdraad 

 was gewonden van slechts 0,2 mM. middellijn. Werd deze omwinding met 

 een Siemens -telephoon verbonden , dan vertoonde het spiegeltje een meetbare 

 afwijking zoodra er in de onmiddellijke nabijheid van dezen zacht, of op 50 

 cM. daarvan verwijderd luid werd gesproken. ln. 



Bolometer van Langley. — Deze uiterst gevoelige thermoskoop hebben wij 

 in den vorigen jaargang van dit bijblad, 1882 bl. 50, beschreven. Daarheen 

 verwijzend berichten wij thans dat in sillimans American Journal XXV en 

 daaruit Journal de physique (2) II, p. 371 een nieuwe verhandeling van 

 langley is te vinden , welke een aantal met dit werktuig verkregene, mee- 

 rendeels zeer belangrijke uitkomsten beschrijft. ln. 



Eenvoudig middel ter herleiding van een gasvolnme tot dat van droog 

 gas bjj 0° en 760 mM. — In den jaargang 1870 van dit bijblad, blz. 56, 

 schreven wjj het volgende: 



Dr. w. gibbs geeft dit aan in sillimans American Journal, May 1870 

 (daaruit Philosophical magazine XXXIX p. 495). De altijd eenigszins om- 

 slachtige berekeningen voor elk geval bij eene gansche reeks van volumetri- 

 sche gasanalysen kunnen , zegt hij , vermeden worden door het gebruik van 



