26 OVEE HET MIJNGAS EN DE MIDDELEN 



De derde toestel eindelijk dient om niet alleen de aanwezigheid van 

 het gas aan te wijzen , maar ook de hoeveelheid te meten. Dit werktuigje 

 is uiterst beknopt en is niet anders dan een zeer kleine aneroïde- 

 barometer, in welks achterwand eene opening is gemaakt, gedekt of 

 gesloten met eene gipsprop. De schaal is op de gewone wijze in En- 

 gelsche duimen verdeeld , zoodat het werktuig als een gewone baro- 

 meter dienst kan doen, mits men een klepje naast de gipsprop opene, 

 om de diffusie door laatstgenoemde op te heffen. Het is zeer opmerkelijk, 

 dat eene zoo geringe wijziging zoo groot verschil in de toepassing te 

 weeg kan brengen. 



De aanwijzingen van het werktuigje als diffusiemeter gebruikt zijn 

 standvastig dezelfde. Voor 100 deelen mijngas neemt de drukking toe 

 met 1,68 Eng. duim op de barometerschaal , en voor 10% gas met 

 0,130 E. duim. De reden hiervan is duidelijk. Door de diffusie treedt 

 meer gas in de aneroïde dan er lucht uitgaat. Het volume wordt dus 

 grooter in eene bepaalde ruimte en daardoor is eene grootere drukking 

 op de luchtledige doos het gevolg, die de wijzernaald doet voortgaan. 



Ansell heeft met zijne aneroïde tegen de DAVT-lamp , in tegenwoor- 

 digheid van bekwame mijnwerkers , vergelijkende proeven genomen , die 

 het volgende resultaat hebben opgeleverd. 



De aneroïde wees l,5"/o mijngas aan. De DAVY-lamp toekende niets. 



„ „ „ 3''/o „ „ „ „ gaf eene kleine 



(blaauwe vlam. 



„ „ „ 6"/o ;, ;/ De vlam in de DAVY-lamp werd 



(meer uitgerekt. 



„ „ „ 8"/^ „ „ De DAVY-lamp gaf eene ligte 



(ontplofiing. 



„ ,/ „ 10% „ „ De DAVY-lamp ontplofte krachtig. 



De gevoeligheid van dit werktuigje voor de aanwezigheid van het 

 mijngas is dus zeer groot, 't Is alleen jammer , dat de aanwijzing 

 van geeti gevaar tot het punt van groot gevaar bij de gewone con- 

 structie van den aneroïde-barometer binnen zoo enge grenzen is be- 

 perkt. De wijzer verplaatst zich voor deze beide uitersten niet meer 

 dan ongeveer 3 millimeters. 



"Welligt zal men er in slagen dit gebrek in de aneroïde , tot diffu- 

 siemetcr ingerigt , te verbeteren en de beweging van den wijzer te 

 vergrooten. 



