REUSACHTIGE INDUCTIETOESTEL. 



In het Polyteclinisch Instituut te Londen trekken tegenwoordig zeer 

 de aandacht de proeven genomen met eenen inductie-toestel , vervaar- 

 digd naar het model van het bekende rtthmkoefp- apparaat , maar van 

 veel grootere afmetingen. 



Uitwendig bestaat deze toestel uit een hollen cylinder van ebbenhout , 

 van 3 meters lengte , die gedragen wordt door twee ebbenhouten zuilen. 

 Daarin is de inductierol besloten, die alleen 216 JSTed. ponden weegt, 

 terwijl het gewigt van den geheelen toestel 762 Ned. ponden bedraagt. 



De eerste draad is van koper, hij heeft eene dikte van 2,3 millim. 

 en eene lengte van 3447 meters. Het getal zijner omwindingen rondom 

 de week-ijzer-kern bedraagt 6000. De week-ijzer-kern is zamengesteld 

 uit regte ijzerdraden van 1,5 meter lengte en 1,8 millim. dikte. De 

 middellijn van dien bundel is 10 centimeters en zijn gewigt 56 Ned. 

 ponden. De tweede draad is 0,4 millim. dik en 241,000 meters lang; 

 hij is bekleed met zijde. Het geheele gewigt der draden bedraagt 275 

 Ned. ponden. Deze tweede draad is van den eersten geïsoleerd door eene 

 buis van gutta percha van 2,4 meter lengte en 1,3 millim. dikte. De 

 condensator is zamengesteld uit bladen van gevernisd papier en tinbla- 

 den , gerangschikt in zes afdeelingen , elk van 11,6 vierkante ellen 

 oppervlakte , te zamen ongeveer 70 vierkante ellen. 



Ziehier de lengte der vonken , welke deze reusachtige toestel geeft , 

 al naar gelang een grooter getal van Bunsensche-elementen daarmede 

 verbonden worden : lengte der vonk , 



met 5 elementen 30 centimeters 



10 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

 50 



43 

 53 



58 

 60 

 66 

 70 

 73 



