WETENSCHAPPELIJK BIJBLA.D. 67 



middel van den thermometer. Eene hoofdreden is , dat men bij een photo- 

 meter niet zulke vaste punten heeft als die , welke dienen om de schaal 

 van een thermometer te vervaardigen. W. ceokes deed in eene mededee- 

 ling aan de RoTjal Society van den I7den Dec. j.1. opmerken, dat de een- 

 heid van licht , die in Engeland bij parlementsacte is ingesteld , en welke 

 bestaat in het licht , gegeven '•>door een spermaceti-kaars van zes in het 

 pond en 120 grein in het uur verbrandende'' verre is van altijd aan zich 

 zelve gelijk te zijn. Hij stelt daarom eene andere voor. Men neemt een 

 larapenglas van ongeveer 2 oneen inhoud en met een hals , die 0,25 E. duim 

 middellijn heeft. Daarin wordt door eene zijdelingsche opening een mengsel 

 gegoten , bestaande uit 5 volumina alkohol van 0,805 spec. gewigt en 1 

 volume zuivere benzol, kokende bij 81", C. De pitdrager is een platina- 

 buisje , en de pit zelve bestaat uit 52 stukjes platinadraad , elk van 0,01 

 E. duim dikte. 



De vlam van deze lamp geeft eenen volkomen gesloten , spitsen licht- 

 kegel , die volstrekt niet flikkert. Zij verbrandt , wanneer men haar tegen 

 luchtstroomen beschut, 136 grein in het uur. Plaatst men zulk eene lamp 

 tegenover eene spermaceti-kaars , dan bemerkt men groote afwisselingen 

 in het betrekkelijk lichtgevend vermogen van beide. Maar plaatst men 

 twee zulke lampen tegenover elkander , dan neemt men geen het minste 

 verschil waar. 



De eigenlijke photometer , waarbij deze lamp moet dienen , berust op 

 het gebruik van het gepolariseerde licht , op eene wijze , die nieuw sch^nt 

 te zijn. Eene nadere beschrijving zoude afbeeldingen vorderen. Het zij 

 genoeg hier te zeggen , als bewijs van de groote scherpte , waarmede zich 

 door dit werktuig de lichtsterkte laat meten, dat, wanneer twee der ge- 

 noemde lampen elk op 24 duimen van het middelpunt worden geplaatst , 

 het gemakkelijk is de verplaatsing van een van beide over 0,1 duim , d. 

 i. ^]ö van den geheelen afstand te onderkennen, eene scherpte, die voor- 

 zeker door geen anderen photometer bereikt wordt. [V Institut , 1869, p. 

 164). Hg. 



Ontploffing van verschillende stoffen. — De ontzettende rampen van tijd 

 tot tijd teweeggebragt door de ontploffing van nitroglycerine hebben de 

 aandacht gevestigd op de meerdere of mindere vatbaarheid van andere 

 stoffen voor ontploffing. Zoo lezen wij in Les Mondes van den 29sten Julij , 

 onder den titel van Accidents divers , het volgende. » Een man droeg een 

 zak met zetmeel naar den zolder. Op de vijfde verdieping aangekomen , 

 zeeg hij neer onder zijn last , de zak brak , en het zetmeel vulde den 

 trap met een digte stofwolk. Het gas , dat daar brandde , stak dat stof 



