Om magnetiske iagttagelser i polaregnene. 47 



er, netop her, hvor magnetnaalens direktionskraft er saa ringe, 

 kan afstedkomme betydelige fejl. Følgende tabel giver en over- 

 sigt over de resultater, som er opnaaet ved anvendelsen af afbøi- 

 ningsmethoden for bestemmelsen af deklinationsvariometret Dj 's 

 nulpunkt. 



Værdien af D z 's nulpunkt 







Korr. 



for torsion. 



TJden korr 



for torsion. 



1883 April 



13 



355° 



43/91 



E 



35 I e 



41/9 E 



— 



28 





45.6 







37.2 



Mai 



8 





40.5 







35.2 



— 



29 





40.2 







2.0 



Juni 



12 





40.8 







42. 8 



— 



28 





40.9 





356 e 



27.3 



Juli 



12 





38.9 





355 e 



37.4 



Aug. 



4 





42.9 







34.7 



— 



13 





41.6 







34.0 



— 



31 

 Med 





40.8 







39.5 





. 355 



D 41. 6 



355 e 



39.2 



Angaaende udførelsen af de absolute bestemmelser af horizon- 

 talintensiteten, har jeg ikke fundet det nødvendigt at iagttage 

 andre forsigtighedsregler end de almindelige, og kan fuldt ud 

 slutte mig til, hvad Weyprecht derom har udtalt i sin «An- 

 leitung«. 



Bestemmelsen af Inklinationen burde i polaregnene være en 

 af de forholdsvis letteste magnetiske opgaver, da inklinationsnaa- 

 lens direktionskraft her er temmelig stor. Dette synes ogsaa at 

 være en almindelig udbredt antagelse, idet Weyprecht ikke har 

 fundet det fornødent at give nogen særlig anvisning til inklina- 

 toriets behandling. Bestyreren af den Tyske polarstation Kingawa 

 i Cumberlandsund (Nord-Amerika) Dr. Giese har nylig i Exners 

 »Repertorium der Physik« 1 ) leveret en kritik over de ved polar- 

 stationerne anvendte magnetiske apparater; han omtaler der 

 inklinatoriet som et særdeles brugbart instrument, naar man blot 

 vælger et stort og tungt exemplar, der staar sikkert og fast paa 

 sin pille. 



Det maa imidlertid erindres, at inklinatoriet ifølge sin meka- 



*) Kri sti che? über die auf arktischen Stationen für magnetische Messungen, 

 inbesondere für Variationsbeobachtungen zu benutzenden Apparate. 



