60 Aksel S. Steen. 



eller : 



H^ s in (# 0T — (/»i— *i)) _ JH_ sin tø on - (ß u -a u )) 

 aj cos ßi a n cos ß n 



= i _ Çn_ + 2jinft _ 2jm L fe gj 



Æj <Xjj Cl t ttjj 



Nu er «j , «jj, ^oi °g ^oii særskilt bestemt paa anden 

 maade, medens ßj , /3 n , å T og ô IT direkte faaes af aflæsningerne, 

 ligesom horizontalintensiteten H kan beregnes efter formel (4). 

 a i °g #11 kan ^ a finnes af 4 saadanne sæt sammenligninger ved 

 at eliminere bort c T og c n , under forudsætning af at disse to 

 størrelser i det tidsrum, hvori observationerne falder, bar boldt sig 

 konstant, bvad der imidlertid ikke ganske er tilfælde, hvorfor den 

 paa denne maade fundne værdi af q T og </ n kun er at betragte 

 som en første approximation. 



Med den tilnærmede værdi for q T gik jeg over til den ende- 

 lige beregning af Cj ved hjælp af de gjennem det hele observa- 

 tionsaar udførte absolute inklinationsbestemmelser efter formel (10), 

 idet man har: 



sin (#oi — {ßi — *i )) Tj , ■ o • ß 



ej = H \^ß — a i H tg i —2 qi sm ßj 



De saaledes fundne værdier af c T afsattes paa rudepapir som 

 ordinater med tiden som abscisse, og en kurve blev lagt gjennem 

 de afsatte punkter. Som det var at vente, viser denne kurve, at 

 Ct d. v. s. jernstængernes permanente magnetismes samlede moment 

 har tiltaget med tiden. Ved hjælp af de mindst en gang om ugen 

 foretagne sammenligninger mellem begge sæt variationsapparater 

 og med benyttelse ogsaa af den tilnærmede værdi for g n kunde 

 nu Cjj bestemmes. Kurven for denne størrelse viser den sam- 

 me gang, som kurven for c T . I de før omtalte 4 ligninger (.12), 

 af hvilke q T og q n tilnærmelsesvis blev beregnet, kunde jeg saa 

 indsætte e z og Cjj's af vedkommende kurveu dtagne værdi, og jeg 

 fik paa denne maade en forbedret bestemmelse af de to konstanter. 



Der kan vistnok mod den her fremstillede méthode til bestem- 

 melse af trans velsalinduktionens virkning gjøres adskillige ind ven- 

 dinger, som jeg ogsaa har været fuldt opmerksom paa. Den be- 

 nyttede ligning (12) indeholder kun differenser, og da begge sæt 

 instrumenter er aldeles ens konstrueret, hvorfor ogsaa de tilsva- 



