Bureau for Maal og Vægt i Paris. 71 



En nødvendig Betingelse for at et Thermometer uden over- 

 drevent Arbeide kan blive nøiagtigt undersøgt og dets Kaliberfeil 

 bestemte er at Inddelingen er æqvidistant. Man kan nemlig ikke 

 under Kalibreringen medtage enhver Inddelingsstreg; Arbeidet 

 vilde være uoverkommelige Man indskrænker sig herved til et 

 begræ ridset Antal Inddelinger; og beregner Korrektionen^ for de 

 mellemliggende Streger ved Interpolation. I Regelen er Foran- 

 dringen i Kaliber nogenlunde jævn; men saa kan ikke forudsættes 

 at være Tilfælde med Inddelingen, saafremt denne indeslutter 

 mærkbare Delingsfeil. Enkelte Konstruktører forsøge at lade Ind- 

 delingen følge Kaliberfeilene, men dette kan aldrig udføres med 

 den Nøiagtighed, hvormed en senere foretaget Kalibreren kan 

 udføres. Blandt saadanne Konstruktører kan særlig bemærkes 

 Baudin (Rue St. Jacques No. 276 i Paris), en Konstruktør der 

 leverer forøvrigt udmærket vel forarbeidede Thermomètre, hvis 

 Iuddelinger ere paaregnede ikke at behøve yderligere Kaliber- 

 korrektion. Feilen ved disse saaledes efter Kaliberet inddelte 

 Thermomètre er vistnok liden, i Regelen, ved i Tiendedelsgrader 

 inddelte Thermomètre, under 0°,05, og disse Thermomètre ere 

 saaledes særdeles bekvemme hvor en saadan Nøiagtighed er til- 

 strækkelig, og hvor man ønsker at undgaa Arbeidet ved til alle 

 Observationer at have at føie ikke alene Kaliberkorrektion, men 

 ogsaa Korrektion for Fundamentalafstanden, der ligeledes af Hr. 

 Baudin som Regel er udmærket vel bestemt. Men til første 

 Rangs Thermomètre, hvor en større Nøjagtighed forlanges, egne 

 de sig ikke. For at kunne benytte dem som saadanne maa man 

 omgjøre det af Konstruktøren udførte Arbeide, undersøge alle 

 Inddelingernes Afvigelse fra en ideal ækvisistant Inddeling og 

 stadig ved Beregningen af Kalibreringen medtage de saaledes 

 fundne Inddelingsfeil. 



Vi forkaste derfor som Regel ethvert Thermometer, hvis 

 Inddeling ikke er ækvidistant inden Grændsen for en Tusindedels 

 Grad. Forekommer undtagelsesvis en Uregelmæssighed paa et 

 meget kort Stykke af Inddelingen, kan det hænde at vi dog 

 benytte samme, idet vi da for dette Stykke anvende Delings- 

 korrektionerne. Saadanne Tilfælde have ved de af Hr. Tonnelot 

 leverede Instrumenter været yderlig sjeldne og selv i saa Fald 

 have Delingsfeilene aldrig overskredet 0°,003. 



Inddelingen paa de af Hr. Tonnelot for os konstruerede 

 Thermomètre er forøvrigt ogsaa udmærket hvad Stregernes Finhed 



