72 O. J. Broch. 



angaar. Dette er ogsaa en vigtig Sag. Er Stregen for tyk saa 

 at den indtager f. Ex. Bredden af 0°,01 og 0°,02, vil det selv- 

 følgelig hyyigere forekomme at Kviksølvet netop staar bag en 

 saadan Streg, og man kan da ikke iagttage Tusindedelsgraden der. 

 Tonnelots Streger have i Regelen en Bredde af blot 0°,004 til 0°,006, 



Inddelingen foretages af Tonnelots Hustru, som har erhvervet 

 sig en stor Eærdighed i denne vigtige Operation; der henyttes 

 hertil en udmærket Delemaskine af afdøde Gambey. 



Inddelingen paa de af os til finere Arbeider benyttede Ther- 

 momètre er i Tiendedels Grader og hver Grad har en Længde af 

 mellem 5 og 8 Millimeter. Delingsstregernes Mellemrum er saa- 

 ledes mellem V 2 og 3 A Millimeter. 



De såkaldte Normalthermometre have den hele Skala fra 4 

 til 6 Grader under Nul indtil 2 til 3 Grader over 100. Foruden 

 disse Thermomètre, hvis ydre Længde er mellem 70 og 75 Centi- 

 meter have vi ladet konstruere andre med et eller to mellemlig- 

 gende Reservoirer. 



Thermomètre med et mellemliggende Reservoir have Ind- 

 deling fra 4 til 6 Grader under Nul til nogle Grader over 50, 

 samt fra omtrent -f 95° til + 102 eller 103°. Mellem de to 

 Afdelinger er et Reservoir udblæst, der optager omkring 40 Gra- 

 ders Indhold. De Thermomètre, der ere bestemte at ledsage Meter- 

 prototyperne og fordeles til de forskjellige Stater, høre til denne 

 Klasse. De have en ydre Længde af 50 Centimeter. Disse sidste 

 Thermomètre, 70 Stykker, haves alln færdig konstruerede, og 

 noget over 40 ere fuldstændig undersøgte. 



Til Undersøgelser ved meget lave Temperaturer haves Ther- 

 momètre tilhørende denne Klasse, men med Tnddeling fra — 30° til 

 + 38° og fra -f 96° til + 102°. 



Til Brug ved Komparatorerne og i Vægtskabene haves Ther- 

 momètre med to mellemliggende Reservoirer. Disses Inddelinger, 

 gaa fra nogle Grader under Nul til henimod 4- 38°, have mellem 

 de to Hjælpereservoirer en kort Inddeling fra 64° til 68°, og 

 endelig en Inddeling fra -f- 96° til 102°. Længden af disse Grader 

 er mellem 7 og 8 mm. og Thermometrenes ydre Længde er da 

 ligeledes omtrent 50 cm. 



Thermometerrerets Indre er cylindriskt, ikke f.adtrykt, som 

 ved enkelte tydske Thermomètre, og den ydre Diameter er den 

 samme for Røret og for Reservoiret, mellem 4 og 5 Millimeter. 

 Med et almindeligt Mikroskop aflæser man let indtil 1 /20 af Ind- 



