Bureau for Maal og Vægt i Paris. 73 



delingen altså til 0°,005, og ved Anvendelse af med Filamenter 

 og Mikrometre forsynede Mikroskoper aflæser man med fuldkom- 

 men Sikkerhed indtil en Hundrededel af Inddelingen, altsaa indtil 

 en Tusindedels Grads Nøiagtighed. Kun naar tilfældigvis Kviksølv- 

 kolonnens Ende netop er bag en af Stregerne, kan selvfølgelig 

 en saadan Nøiagtighed ikke opnaaes. Saafremt gjennemfaldende 

 Lys anvendes, hvilket kan finde Sted ved Sammenligning af to 

 Thermomètre i vertikal Stilling, samt ved Nulpunktbestemmelse, 

 kan Aflæsningen i saadant Fald foretages fra den Inddelingen fra- 

 vendte Side. Ved de sidstnævnte Undersøgelser anvendes i Re- 

 gelen stedse saadan Aflæsning, samtidig med Aflæsningen fra den 

 Side hvor Inddelingen finder Sted, foråt eliminere forekommende 

 Paralaxe ved Aflæsningen. 



Den første Undersøgelse et Thermometer underkastes efter 

 at Nøiagtigheden af dets Inddelinger er konstateret, er dets Kali- 

 breren, det vil sige Bestemmelsen af de Korrektioner der maa 

 tilføies de i ligestor Afstand fra hinanden afmærkede Inddelinger 

 for at til disse skulle svare til ligestore indre Indhold af Røret. 

 Denne Undersøgelse udføres, ligesom Undersøgelsen af Inddelingen r 

 af to unge Damer, som d^ri have opnaaet en stor Færdighed. 

 De foretage ligeledes Beregningerne efter bestemte derfor opstil- 

 lede Schemaer, der ere indrettede saaledes at af Observationen^ 

 de ifølge de mindste Kvadraters Methode sandsynligste Værdier for 

 de søgte Korrektioner erholdes. Kalibreringen udføres i Regelen 

 for hver anden Grad, altsaa for Mellemrum fra 1 til l 1 /? Centi- 

 meter, hvorefter Korrektionen!? for de mellemliggende Inddelings- 

 streger bestemmes ved Interpolation. 



Ved de Thermomètre, der have den hele Skala, deles denne 

 først i fem Dele, og man udfører Kalibreringen for disse ved 

 Hjælp af Kolonner paa nær 20, 40, 60 og 80 Graders Længde, 

 hvilke Kolonner man adskiller i Thermometerrøret og bevæger 

 frem mod Begyndelsesstregen ved 0, 20, 40, 60 og 80 Gradens 

 Inddeling. Den første Kolonne indtager da efterhaanden 5 Stil- 

 linger, den anden Kolonne 4, den tredie 3 og den fjerde 2 Stil- 

 linger. Man nøies dog ikke med en enkelt Kolonne af enhver 

 af de givne Længder eller ved en enkelt Observation, men Opera- 

 tionen gjentages stadig fem Gange i opadgaaende og fem Gange 

 i nedadgaaende Retning, og dette gjentages tre Gange med for 

 hver Gang paany afdelte Kviksølvkolonner. Middeltallene af disse 

 Observationer lægges da til Grund for Beregningen efter de mindste 



