Bureau for M aal og Vægt i Paris. 75 



Reservoir deles Afstanden mellem 0° og 100° først i to Dele, og 

 udføres denne Kalibreren gjentagne Gange med nye Kolonner 

 paa nær 50 Grader hvoretter Stykket — 50° deles i 5 Under- 

 afdelinger hver paa 10 Grader, og derefter hver af disse — med 

 Udvidelse af 2 Grader, i hver Retning, altsaa — 2° til -f- 12°, 

 -f- 8° til + 22° o. s. v. — deles i 7 Underafdelinger fra to til to 

 Grader. Ved en Hjælpekalibreren bestemmes endelig Korrek- 

 tionerne for Inddelingerne omkring 100 Grader 



Undertiden foretages ogsaa en Inddeling af Stykket — 2°,5 

 til + 50° i 21 Dele, altsaa fra 2 l /z Grad til 27« Grad med 20 

 Kolonner, hvorved erholdes 230 Ligninger med 40 ubekj endte, 

 nemlig de 20 Korrektioner og Længden af de 20 Kolonner. 



Ved Kalibreren af Thermomètre med to mellemliggende 

 Reservoirer deles først Afstanden mellem — 2° og 100° i 3 Dele 

 ved -f" 32° og -f- 66°- Dette udføres da gjentagne Gange med 

 Kolonner paa nær 34° og nær 68°. Stykket — 2° til 38° deles 

 derpaa i 20 Dele med 19 Kolonner, hvorved erholder 200 Lig- 

 ninger med 38 ubekjendte. Korrektionerne for Delingsstregerne 

 nær 66° og nær 100° bestemmes samtidig ved en særlig Kali- 

 breren med de anvendte Kolonner paa nær 34 og 66 Graders 

 Længde. 



For at overbevise sig om hvorvidt den effektive Nøiagtighed 

 svarer til de beregnede sandsynlige Feil, ere enkelte Thermo- 

 mètre blevne kalibrerede paany og uafhængig af en anden Observator 

 Afvigelserne have ingensinde överstiget 0°,001. Vi kunne derfor 

 med al Sikkerhed erklære at de i Bureauet udførte fuldstændige 

 Kalibreringer af Iste Rangs Thermomètre frembyder en absolut 

 Nøiagtighed af en Tusindedels Grad. 



Til Kalibreringen anvendes Mikroskoper der forstørre 10 til 

 15 Gange og bruges i Afstand af 12 Centimeter fra Thermometret. 

 Aflæsningen foregaar uden Hjælp af Mikrometer men ved Hjælp 

 af en Spindelvævstraad anbragt i Midten af Mikroskopets Felt. 

 Man kan ved Hjælp af denne Traad dele Mellemrummet mellem 

 to Delingsstreger i 2 Dele og herved opnaa en større Nøiagtighed- 

 Aflæsningsfeilen indskrænkes herved saaledes, at Middeltallet af 

 flere Aflæsninger bliver sikkert paa 1 eller 2 Hundrededele af 

 Inddelingen nær, altsaa 1 eller 2 Tusindedels Grad nær. 



Mellem den, i Regelen fra to til 2 Grader, paa den beskrevna 

 Maade gjennemførte Kalibreren interpoleres nu for at finde Korrek- 

 tionerne for de mellemliggende Inddelinger. Denne Interpolation 



