76 O. J. Broch. 



udføres sædvanlig grafisk, men for Thermomètre, hvor den største 

 Nøiagtighed ønskes, efter en af mig i Tome V »Travaux et 

 Mémoires« beskreven Methode ved Benyttelse af en tredie Grads 

 Række, der for hvert Mellemrum, hvor Interpolationen foretages, 

 omfatter tillige det foregaaende og det etterfølgende Mellemrum. 



Den næste Undersøgelse, som Thermometrene underkastes, er 

 den Indflydelse som Forandringer i det indre og det ydre Tryk 

 udøve paa samme. Naar Thermometret benyttes i vertikal Stil- 

 ling udøver sammes Kviksølvkolonne et Tryk, der udvider Reser- 

 voiret og saaledes fi'embringer en lavere Aflæsning end den samme 

 Temperatur vilde have givet i horizontal Stilling. Hertil kom- 

 mer endnu Kviksølvets egen Sammentrykkelighed. En Forøgelse 

 af det ydre Tryk ved en høiere Barometerstand eller ved Thermo- 

 meterets Neddykken i et Fluidum, bevirker en Formindskelse af 

 Reservoiret og altsaa en høiere Aflæsning. 



Hidtil har man sædvanligt bestemt Indflydelsen af det indre 

 Tryk ved alternativt at aflæse Thermometeret i horizontal og i 

 vertikal Stilling. Korrektionen for den vertikale Stilling udledes 

 da umiddelbart af Observationen, idet den horizontale Stilling 

 betragtes som den normale, Men denne Methode medfører flere 

 Vanskeligheder naar en hel Skala for Trykkorrektionen for de 

 forskjellige Temperaturer deraf skal dannes, og synes ikke at give 

 den forønskede Nøiagtighed 



Man har derfor i vort Bureau begyndt at anvende en anden 

 Methode ved først at bestemme Indflydelsen af det ydre Tryk 

 med Hensyntagen til Kviksølvets og Glassets egen Sammentryk- 

 kelighed. Resultatet kontrolleres ved Aflæsning af kogende Vand- 

 dampes Temperatur i saavel vertikal som horizontal Stilling. 



Korrektionen for Forandringer i det ydre Tryk, hvorved 

 760 mm. Barometerhøide ansees som den normale, bestemmes ved, 

 i et dertil særlig indrettet simpelt Apparat, at udsætte Thermo- 

 meteret alternativt for Tryk der variere meil em nær Nul og nær en 

 Athmosphære. Af de fundne Differentser i Aflæsningen udledes 

 da Korrektionen for hver Millimeter Kviksølvhøides Forandring i 

 Trykket. Denne Korrektion gaar sædvanlig ved Tonnelots Ther- 

 momètre op til omkring 0°,001 for hver Centimeters Forandring i 

 Trykket. Nøiagtigheden af denne Bestemmelse er omkring 

 ± -g^Q af sammes Værdi. 



Foråt kunne anvende den saaledes bestemte Korrektion for 

 Forandringer i det ydre Tryk paa det indre Tryk maa, som nævnt 



