Bureau for Maal og Vægt i Paris. 77 



Hensyn tåges til Kviksølvets og Glassets egen Kompressibilitet. 

 Differentsen mellem disse have vi efter Descamps seneste Bestem- 

 melser antaget til 0,000 001 87 for en Athmosphæres Tryk, altsaa til 



-~r-, 10 for en Millimeters Tryk. Dette Tal maa nu for at 



reduceres til Grader multipliceres med Forholdet mellem det hele 

 Volum af Kviksølvet i Thermometeret og den Del af samme der 

 optager en Grad i Røret. Da Kviksølvets Udvidelseskoefficient er 

 0,000 182 og Glassets kubiske Udvidelseskoefficient er 0,000 022 *) 

 bliver dette Forholdstal lig Enheden divideret med 0,000 160 eller 

 6250. Herved findes Kviksølvets Sammentrykkelighed at udgjøre 



1,87 760 6250 * 10_6 = °' 000 ° 154, Denne Koefficient maa da tü " 

 lægges den for det ydre Tryk fundne. 



For et af mig til det norske Justervæsen skjænket Normal- 

 thermometer er Korrektionen for det ydre Tryk fundet at være 

 0°,0001101 ±0,000 000 5. Korrektionen for det indre Tryk 

 bliver altsaa 0°,000 125 5 for hver Millimeters Trykhøide. Da 

 Afstanden fra Reservoire ts Midtpunkt til Nulstregen er 55 mm., 

 og hver Grad har en Længde af 5,872 mm., bliver altsaa Korrek- 

 tionen for det indre Tryk ved 0° lig 0°,006 902, og 0°,000 727 

 større for hver Grad. Altsaa f. E. for 20° lig 0°,021, som maa 

 tillægges Thermometerets Aflæsning i vertikal Stilling for at finde 

 den Aflæsning det vil give i horizontal Stilling. Denne Korrek- 

 tion han antages sikker paa ^^ nær, altsaa paa en Titusindedels 

 Grad nær. 



Endelig staar endnu tilbage Bestemmelsen af Thermometerets 

 Fundamentalafstand, d. e. af Afstanden mellem Nul Grader og 

 100 Grader. Den første betegner Temperaturen for smeltende Is, 

 den sidste Temperaturen for kogende Vand ved 760 mm. Baro- 

 metertryk. 



Nulpunktets Aflæsning paa et Thermometer er foranderlig, 

 saavel i Tidens Længde, paa Grund af den langsomme Sammen- 

 trækning af Reservoiret, som altid finder Sted navnlig i de første 

 Aar efter dets Konstruktion, som ogsaa afhængig af den fore- 

 gaaende Temperatur for hvilken Thermometeret længe har været 

 udsat umiddelbart forinden Nulpunktbestemmelsen. Glasreservoiret, 



*) Vi have direkte bestemt den lineære Udvidelseskoefficient af Tonnelots 

 til Thermomètre anvendte Glasrer, og fundet denne lig 

 10- 9 (7141 + 8,5 t). 



