78 O. J. Broch. 



der har udvidet sig ved en høiere Temperatur, gaar nemlig ikke 

 straks tilbage nøiagtig til den tidligere Værdie, naar det atter af- 

 kjøles. Nulpunktets Aflæsning nødvendiggjør derfor særegne For- 

 sigtighedsregler. Anbringer man Thermometeret, efteråt dette i 

 længere Tid har været udsat for en høiere Temperatur, i smel- 

 tende Is, saa synker det hurtigt, men stiger derpaa atter langsomt 

 og, vistnok ubetydeiigt, men dog meget mærkbart, ofte i flere Dage. 

 Det er den laveste iagttagne Stand, »Maximum af Depression % 

 der er vedtaget som Definition for Nulpunktet. Har den Temperatur, 

 hvorfor Thermometeret i længere Tid har været udsat. været 

 lavere end Nul, saa finder det modsatte Sted, og som Nulpunkt 

 an tåges da det høiest observerede. 



Denne Nulpunktets Foranderlighed, der afhænger af Glassets 

 eftervirkende Elasticitet, er mindre ved det haarde Glas end ved 

 Krystalglas, og de af Tonnelot konstruerede Thermomètre med- 

 føre altsaa ved Bestemmelsen af Nulpunktskorrektion mindre 

 Vanskeligheder end Thermomètre, konstruerede af Krystalglas. 

 Ogsaa den Forandring som Nulpunktet undergaar i Aarenes Løb 

 er mindre for de førstnævnte Thermomètre. 



Den samme Foranderlighed viser sig ved 100 Grad Punktets 

 Bestemmelse, men denne synes dog meget nøiagtig at følge Nul- 

 punktets Forandringer, og Afstanden melleni disse to Punkter, 

 Therraometerets saakaldte Fundamentalafstand, kan saaledes an- 

 tages at være uforanderlig. 



Ved Thermomètre af det haarde Glas kan Nulpunktets Stig- 

 ning efter den lavest iagttagne Stand vistnok bemærkes, men er 

 saa langsom at der haves Tid til en meget nøiagtig Aflæsning endog 

 med Anvendelse af Mikrometer. Aflæsningen foregaar stedse 

 med Thermometeret i vertikal Stilling, saavel saaledes at Stregeme 

 vendes mod Observator som at de, ved at dreie Thermometret, 

 vise fra Observator. Herved elimineres en mulig Paralaxe ved 

 Aflæsningen. Aflæsningen reduceres derpaa til horizontal Stilling 

 ved Tilføielse af den for det indre Tryk beregnede Korrektion. 



Selvfølgelig maa den største Forsigtighed anvendes for at 

 have reen lis, der da opskaves saa den bliver som Sne. Aller- 

 bedst er nyfalden Sne, men den er sjelden i Paris. 



Det kogende Vands Temperatur iagttages ved et Apparat 

 der tillader at iagttage det for Dampene udsatte og af samme i 

 sin hele Længde omgivne Thermometer saavel i vertikal som i 

 horizontal Stilling, den ene Iagttagelse umiddelbart efter den 



