80 O. J. Broch. 



Resultater fra Middeltallet 0°,008 og den sandsynlige Feil ved 

 Middeltallet var blot ± 0°,0016. Sædvanlig er Bestemmelsen af 

 Fundamentalafstanden nøiagtig indtil paa mindre end zh 0°,003 nær. 



Naar et Thermometer har været anvendt til Temperatur- 

 undersøgelser, hvor den største Grad af Nøiagtighed kræves, bør 

 stedse umiddelbart derefter Nulpunktet paany bestemmes. Som 

 nævnt afhænger nemlig dets Beliggenhed i væsentlig Grad af den 

 Temperatur hvorfor Thermometeret i længere Tid forud har været 

 udsat. Ved de af det haarde Glas konstruerede Thermomètre er 

 denne Nulpunktets Depression, som Følge af en foregaaende høiere 

 Temperatur, meget nær proportional med denne, og hvor ikke 

 ny Bestemmelse af Nulpunktet kan finde Sted, kan man saaledes 

 benytte dette Forholdstal, Ved ovennævnte Normalthermometer 

 har man saaledes i Sept. 1885 fundet at Nulpunktets Depression 

 efter en Temperatur paa 15° var — U ,104 og efter en Temperatur 

 paa 40° var — 0°,123; man kan deraf slutte at den efter 25° 

 vilde være — 0°,110 Den befandtes at være — 0°,109. 



Ved Thermomètre af Krystalglas synes Depressionen at 

 være nærmere proportional med Kvadratet af Temperaturen. 



Endelig kommer Reduktionen til Luftthermometeret. Nød- 

 vendigheden af en saadcn Reduktion følger af, at hverken Kvik- 

 sølvets eller Glassets Udvidelse er proportional ved Temperaturen, 

 men begge, navnlig Glassets, stiger med denne. Derimod antager 

 man at Luftens eller ialfald enkelte bestemte elementære Gas- 

 arters Udvidelseskoefficient kan antages som konstant, ialfald inden 

 de almindelig forekommende Temperaturgrændser. 



Det gjælder derfor at kunne henføre Kviksølvthermometerets 

 Angivelser til hvad et Luftthermometer vilde have vist. Den 

 hertil fornødne Korrektion findes ved at sammenligne nøiagtig 

 undersøgte Kviksølvsthermometre med et Luftthermometer ved 

 forskjellige Temperaturer, og deraf udfinde Loven for Afvigelserne. 

 Nulpunktet og Hundredegradspunktet danne herved de to faste 

 Udgangspunkter, hvorved begge Thermomètre falde sammen. 



Selvfølgelig kan der ikke være Tale om at sammenligne 

 ethvert enkelt Thermometer med Luftthermometeret. Man ind- 

 skrænker sig derfor til at sammenligne et vist Antal af samme 

 Glassort konstruerede Thermomètre med den største Omhu med 

 Luftthermometeret, og sammenligner derefter de øvrige Thermo- 

 mètre med disse Normalthermometre. 



I dette Øiemed har Bureauet anskaffet 8 Normalthermometre, 



