82 O. J. Broch. 



Kvælstofthermometeret = Tonnelots Kviksøivthermometer 

 Korrektion. 



iksølvthermometer. 



Korrektion. 



Kviksøivthermometer. 



Korrektion 



— 20° 



+ 0°,159 



50° 



— 0°,094 



— 10° 



+ 0°,067 



60° 



— 0°,085 



0° 



0°,000 



70° 



— 0°,072 



+ 10° 



- 0°,046 



80° 



— 0°,052 



+ 20° 



- 0°,075 



90° 



— 0°,029 



-f 30° 



— 0°,091 



100° 



0°,000 



+ 40° 



- 0°,097 







Den sandsynlige Feil ved disse Korrektioner er i Regelen 

 under en Tusindedels Grad. Kun for de høieste og for de laveste 

 Temperaturer, som det var vanskeligere at holde tilstrækkelig 

 konstante i længere Tid, er den sandsynlige Feil noget større, 

 dog overalt under to Tusindedels Grad. 



De høiere Temperaturer opnaaedes ved Kogepunktet for 

 Kloroform og for Alkohol. De lavere ved Kuldeblandinger med 

 Salt, og endelig de laveste ved at tilsætte Klorcalcium. Ved 

 de lavere Temperaturer anbragtes Thermometrene i et Bad af 

 Spiritus ved de høiere Temperaturer, i Vand. 



Man er nu beskjæftiget med at fylde det samme Platin- 

 Iridium Reservoir med Kulsyregas, hvorved da en ny Række 

 lignende Undersøgelser vil udføres*). Endelig skal en tredie 

 Undersøgelsesrække udføres med Vandstofgas. 



Efteråt disse tre Gasarter saaledes ere nøiagtig sammen- 

 lignede, vil den internationale Komite have at træffe endelig Valg 

 af en absolut Skala for Thermometries 



Efter at Bureauets 8 Normaler, alle af samme Glassort og 

 overensstemmende Gang, ere undersøgte, behøver man da senere, 

 for at finde Korrektionen til Luftthermometeret for Kviksølv- 

 thermometre konstruerede af andre Glassorter, blot at sammen- 

 ligne disse med vore Normaler. 



Saadan Sammenligning foretages jævnligen, ogsaa for de af 

 Tonnelot leverede Thermomètre af haardt Glas, for at overbevise 

 os om at de have samme Gang. Sammenligningen foretages dels 

 i horizontal Stilling, dels i vertikal Stilling, hvorved da, ved An- 

 bringelse af Korrektionerne for indre Tryk, Reduktion stadig under 



*) Disse Undersøgelser ere nu, December 1886, fuldførte, men ikke endnu 

 beregnede. Kulsyregassens Udvidelseskoefflcient er funden at være 

 0,003723 ved et Tryk af 995 mm. 



