Bureau for Maal og Vægt i Paris. 83. 



Sted til horizontal Stilling. Særlige Apparater ere indrettede i 

 dette Øiemed skikkede til at anbringe Thermometrene i Vand, 

 der stadig kan omrøres, og hvis Temperatur kan varieres fra 0° 

 og opover. Samroenligningerne foretages for Kontrollens Skyld 

 helst gruppevis mellem flere Thermomètre. For de sædvanlige 

 Temperaturer mellem 0° og til 25°, hvor det er lettere at ved- 

 ligeholde en konstant Temperatur i tilstrækkelig lang Tid, kan 

 ved disse Sammenligninger en Nøiagtighed af indtil en eller to 

 Tusindedels Grad paaregnes. Ved høiere Temperaturer stiger Usik- 

 kerheden, men dog ikke over 4 Tusindedels Grad. Selvfølgelig rnaa 

 ved hver Observation alle individuelle Korrektioner anbringes. 



Vi have hidtil fundet at alle af Tonnelot af det saakaldte 

 haarde Glas konstruerede Thermomètre have havt samme Gang 

 som vore Normalthermometre og stemmet nøiagtig overens med disse 

 inden Grændserne for Sammenligningens Nøiagtighed. 



Naar Thermomètre anvendes til Bestemmelse af andre Lege- 

 mers Temperatur komme selvfølgelig andre Feilkilder til, og den 

 samme Nøiagtighed kan saaledes ikke her paaregnes. Naar 

 Legemer af Metal, f. Ex. Maalestænger af Metal, sammenlignes, 

 og de kunne holdes neddykkede i Vand, der stadig stærkt om- 

 røres, kan man i Regelen for de almindelige Temperaturer med 

 fuld Sikkerhed stole paa hundrededels Graden. De samme om- 

 givende Thermomètre, ved Metre 4 Thermomètre, ved geodætiske 

 Maalestænger paa 4 Meters Længde indtil 12, stemme nemlig da 

 stadig overens inden denne Grændse. Ved en Temperatur der 

 ikke meget afviger fra den omgivende Lufts, vil Usikkerheden 

 i Regelen ikke overstige 3 til 4 Tusindedel Grad. 



Anderled^s er Tilfældet ved Anvendelse af Thermometret 

 til Bestemmelsen af Temperaturen af et i Luften anbragt Legeme. 

 Ikke alene udøver her den straalende Varme en stærk Indflydelse, 

 men ogsaa den omgivende Luft afdeler sig stedse i Lag med 

 mærkbar forskjellig Temperatur. Ved Længdesammenligninger i 

 horizontal Stilling kan man endda til en vis Grad beskytte de 

 Stænger, der skulle sammenlignes med de nævnte Indvirkninger^ 

 men hvor Legemerne saaledes som f. Ex. ved Barometermaalinger, 

 Barometerrøret og Skalaen, befindes i vertikal Stilling, bliver 

 Usikkerheden større. Saaledes udvise ofte de 2 til 3 Thermomètre 

 der ere anbragte ved Siden af Barometeret i forskjellige Høider, 

 og alle ere anbragte med Reservoiret neddykket i Kviksølv, lette- 

 ligen Forskjel paa 0°,3 til 0°,5, og Barometersoilens egen Gjen- 



6* 



