Bureau for Maal og Vægt i Paris. 85 



stille Platinen og de mange samme ledsagende Metaller, hvoraf 

 særlig Iridium, absolut kemisk ren. 



Pormen for Metrene har ogsaa foraarsaget mange Vanskelig- 

 heder, hvilke nu endelig ere overvundne. 



Allerede for flere Aar siden har dette Firma leveret en 

 Meter af ren Legering og den forlangte Porm, hvilken efW at 

 være afpudset og poleret blev afmærket i Conservatoire des Arts 

 et Metiers, af den franske Sektions Sekretær, den nu afdøde 

 H. Tresca, Medlem af det franske Institut. Denne Meter blev 

 derefter under Opsyn af en Kommission, Vinteren 1881 til 82, 

 saa nøiagtig som mulig sammenlignet med den franske Arkivmeter 

 ved forskjellige Temperaturer, varierende mellem 4,67° og 17,82°. 

 Man udledede deraf, at den nye M^terprototype var ved Nul Gra- 

 der 0,006 mm. eller 6 Micron længere en Arkivmeteren. Den er, 

 med denne Korrektion af — 6 ju, antaget som provisorisk Proto- 

 typ. Differentsen mellem dens Udvidelseskoefficient og Arkiv- 

 meterens Udvidelseskoefficient fandtes samtidig at være 0,38 fx 

 for hver Grad Celsius, som den nye Prototype ud vider sig mindre 

 end Arkivmeteren* 



Den nye Prototypes Udvidelseskoefficient er senere nøiagtig 

 bestemt i det internationale Bureau og fundet at være 



a = 10"~ 9 (8594, H + 1,26 t) 

 ± 13,5 ± 0,56 



hvoraf følger at Arkivmeterens Udvidelseskoefficient meilem 4° og 

 18° bliver: 



a = lo- 9 (8974,6 -f 1,26 t). 



Det er første Gang Arkivmeterens Udvidelseskoefficient er 

 bleven bestemt paa denne, om end indirekte Maade. Man havde 

 tidligere kun Iagttagelse efter Fizeaus Methode af Udvidelses- 

 koefficient af Platin fra Bordas Tid, der antoges at være frem- 

 stillet samtidig og paa samme Maade. Fizeau havde fundet paa 

 denne Maade for 12° en Udvidelseskoefficient af 



a = JO- 9 . 8792, 

 hvilken Udvidelseskoefficient man da anvendte paa Arkivmeteren. 



Sammenligning af en Stregmeter med en Endemeter frem- 

 byder særegne Vanskeligheder, der neppe tillader at opnaa en 

 større effektiv Nøiagtighed end 1 Mikron, høist V» Mikron 

 Ved Sammenligning med Arkivmeteren kom hertil endvidere at 



