86 O. J. Broch. 



dennes Endeflader ikke ere i den bedste Tilstand, og at det for 

 Arkivm eteren, der stedse er benyttet hvilende paa et plant Underlag 

 i sin hele Længde, ikke er angivet paa hvilken Grundflade den 

 skal lægges. Men eftersom den lægges paa den ene siler paa den 

 anden Side viser den en Afvigelse, der nærmer sig til 1 Mikron. 



Den Maade, hvorpaa Sammenligningen mellem Arkivmeteren 

 og den nye Stregmeter blev udført, er optisk, ved at anbringe 

 Spidser der afspeile sig i Arkivmeterens Endeflader, og ved Sam- 

 menligning af Midtpunktet mellem Spidsen og dennes Speilbillede 

 med den nye Prototyps tilsvarende Streg. Men Beliggenheden af 

 dette Midtpunkt varierer noget med Spidsernes Afstand fra Arkiv- 

 meterens Endeflade, der ikke er absolut plan. 



Arkivmeteren blev under denne Sammenligning anbragt paa 

 et Underlag af Platin i X Form, hvilket Underlag, paa hvis 

 neutrale Fla de Arkivmeteren hvilede i hele sin Længde, atter 

 var anbragt paa to Ruller. Spidserne vare af Platina og fæstede 

 til dette Underlag. 



Arkivmeteren, der nu blot kan betragtes som en historisk 

 Gjenstand, hviler fremdeles paa dette Underlag, og skal fremtidig 

 opbevares paa denne Maade. 



De foretagne endelige Sammenligninger viste en tilsyne- 

 ladende stor Nøiagtighed, med en sandsynlig Feil af blot 0,16 Mikron. 

 Men vilde man nu gjentage disse Observationer, kan man være over- 

 bevist om, at man vil finde større Afvigelser, formedelst den uund- 

 gaaelige Forandring af Spidsernes Stilling til Endefladerne, der ved 

 enhver Transport af Arkivmeteren vil finde Sted, og som vilde 

 blive endda større om man vilde vende denne sidste om paa den 

 anden Side. Ved et Par tidligere udførte Sammenligninger hal- 

 det vist sig, at Usikkerheden i Virkeligheden er 1 til 2 Mikron 

 eller Tusindedele af Millimeter. 



Til Sammenligning af Længdemaal samt til Bestemmelse af 

 deres Udvidelseskoefficienter besidder Bureauet flere Komparatorer. 

 En forfærdiget af de bekjendte Konstruktører Brunner frères i Paris, 

 særlig bestemt for Sammenligning af Metre, en anden konstrueret 

 af Société Genevoise i Genf efter et af General Wrede foreslaaet 

 System, særlig til Undersøgelse af Metrenes Udvidelseskoefficient, 

 en tredie konstrueret af Starke og Kammerer i Wien til Sammen- 

 ligning af Længdemaal af meget forskjellig Længde op til 2 Me- 

 tre, og af deres Underafdelinger, endelig en fjerde konstrueret af 

 Société genevoise til Sammenligning af geodætiske Maalestænger 



