Bureau for Maal og Vægt i Paris. 87 



#f 4 Meters Længde. Ved alle disse Kornperatorer, med Und- 

 tagelse af den af Starke og Kammerer konstruerede, ere Mikro- 

 skoperne fra Brunner Jr ères, Paris. Forstørrelsen ved de forskjel- 

 lige Apparater varierer mellem 65 og 100 Gange. 



Det første man har at undersøge ved disse Mikroskopers 

 Mikrometre er deres periodiske og progressive Feil, og de Kor- 

 rektioner, som i den Anledning ere at anbringe. Begge disse 

 Klasser af Korrektioner tindes ved at sammenligne Skrueomdrei- 

 ningerne med smaa Afstande afmærkede paa en under Mikro- 

 skopet anbragt Meter. Ved Bestemmelsen af den periodiske Feil 

 kan man ogsaa benytte Afstanden mellem de to Filamenter dertil. 

 Hjælpeintervallerne for Bestemmelsen af de periodiske Feil, d. e. 

 den Afvigelse som Skruen under sin Omdreining ud viser mod den 

 mathematisk korrekte Skruelinje. udgjør 0,2 til 0,3 af en Skrue- 

 omdreining, medens Hjælpeintervallerne fra Bestemmelsen af de 

 progressive Feil, d. e. den Afvigelse som finder Sted ved Længden 

 af de forskjellige Skrueomgange,fbør saa nær som mulig, seet i 

 Mikroskopet, falde sammen med Længden af en Skrueomgang. 

 Denne er ved Brunners Mikroskoper 0,1 Millimeter paa det aller- 

 nærmeste. Korrektionen for den periodiske Feil beregnes da efter 

 den af Bessel opstillede Formel: 



C = a x cos n -j- b x sin n -\- a 2 cos 2 n ~f- b 2 sin 2n ~\- . . . 



Flere end disse 4 Led er det ikke nødvendigt at medtage. Til 

 Bestemmelse af disse Korrektioner anvende vi en Meter, hvis 

 Hovedstreger have to Hjælpestreger i 20 Mikrons Afstand paa 

 hver Side. Korrektionerne for de progressive Feil beregnes paa 

 samme Maade som Etalonneringen af en Meters Underafdelinger*). 

 Korrektionerne for de periodiske Feil ere ved Brunners 

 Mikroskoper meget smaa, sjelden over 4 eller 5 Hundrededele af 

 en Mikron, og i Regelen meget nær overensstemmende for alle 

 Skruegange. Korrektionerne for de progressive Feil ere større, 

 og kunne, naar Afstanden mellem 10 Skruegange, i Mikroskopet 

 meget nær 1 Millimeter, tåges som Enhed naa op til to Tiende- 

 dele af en Mikron. Den sandsynlige Feil ved Bestemmelsen af 

 disse to Korrektioner falder i Regelen mellem 1 og 2 Hundrede- 

 dele af et Mikron, eller Titusindedele af en Skrueomdreining. 



*) Se denne sidste i Tillæg til det Norske Justervæsens 9de Aarsberetning. 



