88 O. J. Broch. 



Næsfc at bestemme Skruegangens Korrektioner henført til 

 Afstanden mellem Begyndeisen af den Iste og Slutningen af den 

 10de Skruegang, gjælder det at sammenligne denne Afstand med 

 en Normalmillimeter, eller at bestemme Mikroskopets Tara, som 

 det kaldes. Bestemmelsen af denne Tara maa jævnlig gjentages, 

 da den kan variere med Temperaturen. Variationen synes dog 

 at være meget liden. Bestemmelsen af Mikroskopets Tara med- 

 tager ikke meget lang Tid, men da Mikrometrenes Synsfelt ikke 

 meget overstiger Millimeterens, ved Brunners Komparator er den 

 omtrent l 1 / 2 Millimeter, falder ved Bestemmelsen heraf Iagttagel- 

 serne nær Grændserne for Synsfeltet, hvor Indstillingen stedse er 

 mindre sikker. En Usikkerhed af indtil 1 Mikron kan herved 

 let opstaa, og endog ved en Række gjentagne Bestemmelser med 

 stedse ny Indstilling kan man ikke vente Mikroskopets Tara be- 

 stemt nøiere end til V 2 Mikron paa Millimeteren. Men da man 

 sjelden har at benytte denne Tara til Bestemmelsen af større 

 Afstande end 0,2 eller 0,3 Millimeter, reduceres denne Feil i 

 Forhold hertil til kun lidet over 0,1 Mikron som Maximum. 



Større Vanskeligheder medfører Mikroskopernes eller rettere 

 sagt de under samme anbragte Meterstregers rette Belysning. Da 

 Metrene i Komparatoren anbringes i under Mikroskoperne mellem 

 Pillarerne anbragte Kasser, dels i Luft, dels i Vand, og disse for 

 at undgaa Temperaturforandringer og særlig Indflydelse af den 

 straalende Varme, ere godt tildækkede, og blot have de mindst 

 mulige Aabninger for Observation gjennem Mikroskoperne, — thi 

 de Aabninger hvorigjennem Thermometrene aflæses ere dækkede 

 med en Glasplade, forsaavidt TJndersøgelsen foregaar i Luften, — 

 saa maa følgelig Centralbelysning ved Reflektion fra Mikroskoperne 

 anvendes. Denne Reflektion i Retning af Mikroskopernes Axe 

 finder Sted ved et under Mikroskopets Objektiv anbragt Speil, 

 eller Prisma med Totalreflektion, der dækker Halvdelen af Objek- 

 tivet. Lyset samles da ved et Brændglas saaledes, at det 

 efter Reflektion koncentreres paa den under Mikroskopet i Kom- 

 paratoren anbragte Meters Streg, og saaledes at denne Lyskegles- 

 Axe nøiagtig falder sammen med Mikroskopets Axe. 



Det er denne sidste Betingelse, der ikke er saa let at op~ 

 fylde. I Begyndeisen havde Brunner anbragt det reflekterende 

 Speil inde i Mikroskopet; dette, stillet under 45° mod Axen, var 

 da gjennemboret noget excentrisk. Denne Anbringelse viste sig 



