Bureau for Ma al og Vægt i Peris. 89 



ikke at være hensigtssvarende, og den blev derfor ombyttet med 

 Anbringelse af et halvcirkelformet Speil under Objektivet. 



Som Lyskilde har indtil nu været anvendt smaa Lamper, 

 hvis Lys gjennem en Collimator samles i en Lysbundt, og derfra 

 gjennem en Lindse koncentreres, under Reflektion fra Speilet, 

 paa Meteren. En ringe Forskyvning af Lampen fremkalder strax 

 en tilsyneladende Forskyvning af den gjennem Mikroskopet iagt- 

 tagne belyste Streg, som Følge af at Ly skoglens Axe ikke læn- 

 gere falder sammen med Mikroskopets Axe. En omhyggelig 

 Undersøgelse af at Lampen og den koncentrerende Lindse var 

 korrekt anbragt, maatte da stedse foretages umiddelbar før enhver 

 Observation. Det var selvfølgelig umuligt at tænde Lampen uden 

 at røre ved samme, aftage og atter paasætte det til samme hørende 

 Glasrør. Denne Indstillen medtog en uforholdsmæssig Tid. Jeg 

 har derfor nu indført elektrisk Belysning med en liden Edisons 

 Lampe, der bringes til at gløde ved Hjælp af et galvaniskt Batteri 

 af det saakaldte Lalande-Chaperon System. Da man aldrig be- 

 høver at røre ved den elektriske Glødelampe men kun at trykke 

 paa et ved en bøielig Ledningstraad i Forbindelse med samme 

 staaende Kontaktapparat, beholder Lampen, engang godt reguleret, 

 sin Stilling uforandret, og det er kun med længere Mellemrum 

 man behøver at verifieere, og i Tilfælde rette paa, sammes kor- 

 rekte Indstillen. 



Komparatoren er selvfølgelig forsynet med de fornødne Or- 

 ganer for en rigtig Indstillen af Metrene, saaledes at disse kunne 

 forskyves efter deres Længderetning, dog kun nogle faa Milli- 

 metre, dreies ora det ene Endepunkt, samt løftes eller sænkes i 

 enhver af Enderne, for at Stregen kan erholde den rette Afstand 

 fra Mikroskopets Objektiv, saa at dens Billede i Mikroskopet falder 

 i samme Plan som Filamenterne, og sees gjennem Okularet 

 m ell em disse. 



Denne sidste Operation er den vanskeligste, og den har en 

 stor Indflydelse paa Nøiagtigheden af Sammenligningens Resul- 

 tater. For at lette denne Indstillen benyttes temmelig stærke 

 Okularer, der forstørre 10 til 12 Gange. Selv med denne For- 

 størrelse kan dog Indstillingen af den observerede Gjenstand under 

 Mikroskopet lettelig medføre en Feil af 1 jx og endog derover for 

 1 Millimeter. I Gjennemsnit er den 0,4 pi pr. Millimeter. 



Samtidig med Kompa ratorens Opstillen blive de til to store 

 og velfundamenterede Stenpillarer befæstede Mikroskoper indstil- 



