90 O. J. Broch. 



lede saaledes at deres Axer ere nøiagtig vertikale, og at de nøi- 

 agtig indstilles mod samme horizontale Plan, Det første opnaaes 

 paa sædvanlig Maade ved Hjælp af et Kviksølvbad, det andet ved 

 paa Overfladen af Vand at strø Lykopodpulver og indstille Mikro- 

 skoperne mod disse fine Legemer, der da befinde sig i samme 

 horizontale Plan. 



Mikroskoperne fæstes saa nær mulig i 1 Meters Afstand. 

 Da Synsfeltet .blot er lidet over 1 Millimeter, kan man i de 

 med faste Mikroskoper forsynede Komparatorer kun sammenligne 

 Metre. 



Andre Længdemaal sammenlignes med Meteren i den saa- 

 kaldte Universalkomparator, hvis Mikroskoper ere bevægelige langs 

 en til to faste Pillarer befæstet Jernbro. 



UdvidelseskoefBcienten bestemmes for Metermaals Vedkom- 

 mende paa en absolut Maade i en egen dertil bestemt Komparator 

 forsynet med to Kasser, ved Sammenligning af to Metre, anbragte i 

 disse Kasser, der afvexlende kunne bringes under Mikroskoperne, og 

 hvoraf den ene holdes ved en konstant Temperatur, den anden 

 ved forskjellige Temperaturer, varierende fra nær Nul til 35° og 

 endog derover. Dette sker ved at lade Kasserne gjennemstrømmes 

 a f Vand fra et udenfor Observatoriesalen anbragt Reservoir hvori 

 Våndet, opvarmet ved Gasblus, holdes i en meget konstant Tem- 

 peratur ved Hjælp af Thermoregulatorer *) anbragte ved Gras- 

 blussene; for at erholde lave Temperaturer anvendes lis. Tem- 

 peraturerne aflæses paa flere ved Siden af enhver af Metrene 

 anbragte Thermomètre. Lettest er det selvfølgelig at opretholde 

 og bestemme nøiagtigt Temperaturen naar denne ikke synderlig 

 overstiger den omgivende Lufts Temperatur, men ogsaa høiere 

 Temperaturer indtil 35°, kunne uden store Vanskeligheder holdes 

 konstante i den for lagttagelserne fornødne Tid. Vanskeligst er 

 det at fremkalde og vedligeholde de lave Temperaturer. Den 

 bedste Aarstid for lagttagelserne er derfor Vinteren, naar den om- 

 givende Lufts Temperatur i Observationssalen kun er nogle faa 

 Grader over Nul. 



Den bekvemmeste Maade at bestemme en Meters Udvidelses- 

 koefficient paa er den relative, ved at sammenligne samme med 

 en anden Meter — helst af lignende Metal med nærliggende Ud- 

 videlser — hvis Udvidelseskoefficient forud paa den absolute 



f ) Se Tillæg til det Norske Justervæsens 5te Aarsberetning. 



