92 O. J. Broch. 



hederne ved Temperaturbestemmelsen og Indflydelsen af de Kor- 

 rektioner denne vilde fremkalde ora de sammenlignede Under- 

 afdelinger befandt sig paa to forskjellige Længdemaal. Jeg henviser 

 forøvrigt med Hensyn til disse Undersøgelser til den detaillerede 

 Beretning jeg i Tillæg til det Norske Justervæsens niende Aars- 

 beretning har givet, angaaende Undersøgelsen af en til dette In- 

 stitut bestemt Meter. 



Sammenligningen af geodætiske Maalestænger, der i Regelen 

 have 4 Meters Længde, samt Bestemmelsen af disses Udvidelses- 

 koefficienter, foregaar i en særegen Komparator, hvis Konstruktion 

 er Hg den til Bestemmelsen af Metrenes Udvidelseskoefficient 

 bestemte, men hvis Dimensioner ere betydelig større, fire Gange 

 saa store i enhver Betning. Til at sammenligne Bureauets geodæ- 

 tiske Normaler, der ere konstruerede af Brunner frères, med 

 Meterprototypen, anvendes da 5 Mikroskoper anbragte paa store 

 Stenpillarer i 1 Meters Afstand fra hinanden. Til Bestemmelsen af 

 Udvidelseskoefficienter haves to andre Mikroskoper anbragte paa lig- 

 nende Pillarer i 4 Meters Afstand. Disse Pillarer, af haard Kalksten, 

 og den hele Komparator ere anbragte paa kolossale Underlag af Beton, 

 Pillarerne for Mikroskoperne uafhængig af Underlaget for Kom- 

 paratoren, men alle disse Betonblokke anbragte paa en stor Beton- 

 plade af 1 Meters Tykkelse, under hvilken er V 2 Meter vel pakket 

 Sand. Fundamenteringen gaar ialt ned til 4 Meters Dybde. 

 Gulvet i Salen berører hverken Pillarerne eller de Jernskinner, 

 hvorpaa Komparatoren bevæges frem og tilbage. Observatørens 

 Bevægelser influerer saaledes hverken paa Mikroskoperne eller paa 

 de i Komparatoren anbragte Maalestænger. Til større Betryg- 

 gelse er anbragt et Netværk af Jern fæstet til Salens Yægge, og 

 saaledes ogsaa uafhængig af Pillarerne, til hvilket er fæstet smaa 

 Bordplader omkring ethvert Mikroskop, paa hvilke da Observator 

 kan lægge sin Haand og foretage den fornødne Bevægelse af 

 Mikrometerskruen samt notere Observationerne uden at noget Tryk 

 udeves paa Pillaren eller det til samme fæstede Mikroskop. 



Hver af denne Komparators to, noget over 4 Meter lange, 

 Kar, rummer over 1000 Liter Vand, hvilket er mættet med en 

 alkalisk Opløsning af Borax for at Jernmaalestængerne ikke 

 skulle angribes af Rust. 



Da der til Bevægelsen af denne kolossale Komparator og 

 ligesaa til Omrøren af den store Kvantitet Vand udfordres Maskin- 

 kraft, men denne ikke maa frembringe Rystelser, er Overførsel 



