Bureau for Maal og Vægt i Paris. 95 



store Meridiansal i Pariserobservatoriet. Sammenligningerne mel- 

 lera de 4 Kilogrammer foretoges af Stas og mig med Assistance 

 af Collot, Høsten 1880. idet de nævnte Kilogrammer sammen- 

 lignedes to og to i alle mulige Forbindelser. 



Det fremgik af disse Sammenligninger, behørig reducerede, 

 at et af de nye Platin-Iridium Kilogrammer stemmede saa nøie 

 med Arkiv-Kilogrammet at Differentspn faldt inden Grændserne 

 for den Usikkerhed, hvori man befmder sig med Hensyn til Arkiv- 

 Kilogrammets Volum, og om man for det sidste antog et Middeltal 

 af de forskjellige Bestemmelser, paa det allernærmeste faldt sam- 

 men med det. 



Efter den af mig herom afgivne Beretning besluttede derfor 

 den internationale Kommission den 3die Oktober 1883 at vælge 

 dette Kilogram til definitiv international Prototyp for Kilogrammet. 

 Det franske Arkivkilogram er saaledes herefter kun et historiskt 

 Inventar. 



Den nye internationale Prototyp for Kilogrammet blev der- 

 efter i det internationale Bureau underkastet en hydrostatisk Vei- 

 ning, og dets Volum ved Nul Grader blev fundet lig 46,40052 

 Milliliter (eller Kubikcentimeter) med en sandsynlig Feil af 

 ± 0,00014. Som kubisk Udvidelseskoefficient har man antaget 

 Værdien: h = 10" 9 (25707 + 8.6 t), hvilken er udledet af den 

 ved Metre af samme Metal fundne lineære Udvidelseskoefficient. 

 For hver Grad Celsius forøges altsaa Volumet med paa det nær- 

 meste 0,00120 Milliliter. Prototypens Uforanderlighed under denne 

 Undersøgelse blev konstateret ved Sammenligning med en af 

 Bureauets øvrige Kilogrammer før og efter den hydrostatiske 

 Veining, det sidste efteråt Prototypen var vasket i Dampe af 

 Vand og Alkohol, samt tørret i lufttomt Rum. 



Den Nøiagtighed, som ved hydrostatisk Veining kan opm.aes 

 for Bestemmelsen af et Legemes Volum i Liter, kan ansees be- 

 grændset til ovennævnte, altsaa til 3 Miliontedele af Kilogrammets 

 Volum, eller til 1 /i Kubikmillimeter. Men i Regelen maa man 

 ikke paaregne en større Nøiagtighed end x I<l Kubikmillimeter, og 

 for Legemer af et større Volum og mindre Ledningsevne for 

 Varmen, f. Ex. et Kvnrtskilogram, vil man endog vanskelig kunne 

 paaregne denne Nøiagtighed. 



Denne Nøiagtighed er dog mange Gange større end den man 

 paa anden Maade, og særlig ved Maaling af en Cylinders ydre 

 Dimensioner kan opnaa. 



