100 O. J. Broch. 



Ligesaa have vi anskaffet en Samling af sniaa Bjergkrystal- 

 lodder i Form af fladtrykte Lindser af Vægt nær 100 Milligram, 

 og af Vægt nær 10 Milligram. Disse smaa Bjergkry stallodder 

 have den store Fordel at de ere lette at rense ved at vaske dem 

 i Alcohol, og man kan paa deres polerede Overflade let see det ringeste 

 Støvfnug, samt endelig at de ikke ere udsatte for at slides. 

 Den specifike Vægt af Bjergkry staller er vel bekjendt, — den er 

 2,65074, — og man kan derfor med største Nøiagtighed beregne 

 Volumenet af et saadant lidet Lod. 



Sammenligning mellem to Kilogrammer af meget forskjelligt 

 Volum, kan ikke give samme Nøisgtighed, som Sammenligninger 

 hvor denne Volumdifferents er liden, paa Grund af den større 

 Usikkerhed ved Bestemmelsen af Korrektionen til lufttomt Bum. 



Naar saaledes et Bjergkry stalkilogram, hvis Volum er 377,253 

 Milliliter (eller Kubikcentimeter), sammenlignes med et Kilogram 

 af Platimlridium, hvis Volum er 46,401 Milliliter, bliver Volum- 

 differentsen 330,852 Milliliter, og Korrektionen til lufttomt Bum 

 omkring 400 Milligram. For at bestemme denne Korrektion med 

 en Nøiagtighed af 0,01 Milligram, maatte man kjende Luftens 

 Temperatur med en Nøiagtighed af nogle faa Tusindedels Grader, 

 Lufttrykket med en Nøiagtighed af 0,01 Millimeter, Luftens 

 Fugtighedsgrad og dens Kulsyremængde med tilsvarende Nøiagtig- 

 hed, og alt dette i Vægtskabet, hvor særlig de tre sidstnævnte 

 Momenter vanskelig kunne bestemmes direkte. Dette er saa van- 

 skeligt at opnaa at man maa ansee zh 0,03 Milligram som en 

 Grændse for den opnaaelige Nøiagtighed ved en saadan Vægt- 

 sammenligning i Luften. Man har af denne Grund, dels for saa- 

 danne Sammenligninger, dels for Undersøgelser om den Arki- 

 mediske Lov for Reduktion til lufttomt Rum af en ved Veining 

 i Luften funden Vægtdifferents er absolut korrekt, eller om 

 muligens en Kondensation af Luften paa Legemernes Overflade 

 har nogen mærkbar Indflydelse herpaa, samt for andre lignende 

 Undersøgelser, forsøgt at konstruere Vægter til Veining ligefrem 

 i lufttomt Rum, eller i fortyndet Luft. 



Det internationale Bureau besidder en saadan Vægt, kon- 

 •strueret af Bunge i Hamburg, og senere forbedret af Stiickrath i 

 Berlin, hvilken Vægt netop har været anvendt til Undersøgelser 

 som ovenfor nævnt. Men Anvendelsen af denne Vægt medfører 

 dog mange Vanskeligheder. Den er vaDskelig at holde absolut 

 lufttæt, og dette maa til, om Verningen skal lykkes med den for- 



