8 ALBUM DER NATUUR. — WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 



Nieuwe maximum- en minimum thermometer. — Le VERRIER heeft in dezelfde 

 zitting der akademie, waarin het bovenstaande is verhandeld geworden, eene 

 beschrijving medegedeeld van eene nieuwe inrigting des maximum- en mini- 

 mum thermometers , uitgevonden door den heer barbier. Deze inrigting is 

 gegrond op die van den gewonen minimum-thermometer, die, zooals men 

 weet, zich van een gewonen spiritus-thermometer slechts onderscheidt door 

 eene horizontale positie van de buis bij het gebruik en de plaatsing in het 

 vocht van een kleinen index, een staafje van émail met een klein knopje, 

 dat, als het vocht krimpt, door de capillair-aantrekking gedwongen wordt het 

 niet te verlaten, omdat het knopje naar de oppervlakte van het vocht toege- 

 keerd is. Men stelle zich nu zulk een thermometer voor, waarvan de vocht- 

 kolom door een luchtbelletje van 2 a 3 m.m. lang in twee deelen is geschei- 

 den en met twee indices van den gewonen vorm, de eene in de vochtkolom 

 zelve op de gewone wijze geplaatst, de andere in het door het luchtbelletje 

 daarvan gescheiden vochtkolommetje en met het knopje naar den eersten toe- 

 gekeerd. Daalt nu deze thermometer (de woorden: dalen en rijzen, hoewel 

 bij eene horizontale buis niet meer in letterlijken zin bruikbaar, mogen hier toch 

 hetzelfde als bij eenen vertikalen thermometer beteekenen) , dan wordt de 

 eerstgenoemde index in die daling als gewoonlijk medegevoerd , terwijl de tweede 

 liggen blijft, ook zelfs wanneer het vocht daarbij hem geheel verlaat. Bij het 

 rijzen daarentegen blijft de eerste als gewoonlijk liggen, terwijl de tweede, 

 met het knopje stuitende tegen wat men de binnenste oppervlakte van het korte 

 vochtkolommetje zou kunnen noemen, daardoor medegevoerd wordt en dus in 

 de rijzing deelt. De eerste index is dus die der minima, de tweede die der 

 maxima. 



Om de aanwijzingen van zulk eenen thermometer juist te doen zijn, komt 

 het blijkbaar slechts daarop aan, dat het luchtbelletje steeds dezelfde lengte 

 benoude. Referent gelooft , dat dit alleen dan het geval zal kunnen zijn als de 

 thermometer veel langer is dan anders zou behoeven of, beter , als de buis aan 

 het einde eene verwijding heeft. Evenzeer meent hij, dat de door den uitvin- 

 der aangegeven wijze van den thermometer na eene waarneming weder tot 

 eene volgende geschikt te maken door het verplaatsen der indices met behulp 

 van verwarmen en vertikaal houden des thermometers, met voordeel zal kunnen 

 vervangen worden door eene met behulp van een klein magneetje, als men 

 de indices maakt van ijzer, met émail omkleed. Ln. 



