6 



In meiner Wohnung-, Langgasse 4, (1. Juli 1897 bis 1. Juli 

 1900) betrug die Höhe des Quecksilbers im Gefässe 409 Meter 

 über der Meeresfläche. Der Fehler des Instrumentes 0*5 mm 

 wurde also ausgeglichen durch die tiefere Lage des Beobachtungs- 

 ortes. Es konnten deshalb die im Archiv des naturwissen- 

 schaftlichen Vereins publizierten Beobachtungen unverändert 

 übernommen werden. 



Vom 1. Juli 1900 bis 1. Oktober 1905 beobachtete ich 

 Reussbachgasse Nr. 9 und zwar bis 1. Juni 1902 auf dem seit 

 1885 in Verwendung stehenden Stationsbarometer. Vom Juni 

 an auf einem neuen Instrument, dessen Fehler 0'2 mm beträgt. 

 Bis Juni 1902 konnten mit Rücksicht auf die Höhe des Baro- 

 meters die früheren Publikationen über den Luftdruck unver- 

 ändert bleiben, vom Juni 1902 bis Oktober 1905 mussten sie 

 um 0'6 mm verkleinert werden. 



In meiner jetzigen Wohnung (1. Oktober 1905 bis heute) 

 ist das Stationsbarometer um 1 m höher als in Reissen- 

 bergers Wohnung. Es musste also der beobachtete Barometer- 

 stand um 0'1 mm verkleinert werden. 



Das Maximum-Minimum Thermometer verwende ich seit 

 dem 1. September 1891. Meinem Vorgänger ist dieser Apparat 

 nicht zur Verfügung geständen. Er hat deshalb in seinen 

 Publikationen, sowie ich bis zum Jahre 1891, die direkt be- 

 obachteten Extreme der Temperatur angegeben. Auch die von 

 mir seit 1891 angegebenen Temperaturextreme sind übrigens 

 nicht ganz einwandfrei. Wiederholt haben diese Instrumente 

 den Dienst versagt. Bis zur Beschaffung des Ersatzes mussten 

 in diesen Fällen die Ergebnisse der direkten Beobachtung ver- 

 wendet werden. Die kurzen Unterbrechungen in der Verwendung 

 des Maximum oder des Minimum -Thermometers haben auf 

 das Endergebnis keinen bestimmenden Einfluss. 



Die Ergebnisse meiner Messungen des Dampfdruckes 

 und der relativen Feuchtigkeit in dem Zeitraum von 1883 bis 

 1910 habe ich in dem Archiv des naturwissenschaftlichen 

 Vereins veröffentlicht. Zu diesen Messungen wurde das trockene 

 und feuchte Thermometer verwendet, die auch mein Vorgänger 

 zu diesem Zweck benützt hatte. Dass dieses Hygrometer haupt- 

 sächlich im Winter bei Temparaturen unter 0° C. ganz un- 



