8 WILHELM WEBER, 
ist: der Maassstab der Empfindlichkeit für sehr empfindliche Galvanoskope in der 
Regel gar nicht constant, und kann daher gar nicht vorausbestimmt werden. 
Dagegen lässt sich mit der Beobachtung des Ausschlags eine andere Beobach- 
tung, nämlich die der Schwingungsdämpfung verbinden, welche jenen Maass- 
stab unmittelbar giebt. 
Auf dieser Verbindung beruht die Möglichkeit, die empfindlichsten Gal- 
vanoskope zu den genauesten Messungen zu gebrauchen, was die nothwendige 
Bedingung für die Ausführung absoluter Widerstandsmessung bildet. Galvano- 
skope zu diesem Gebrauche bedürfen aber einer von gewöhnlichen Galvano- 
skopen abweichenden Construction, deren Theorie besonders zu entwickeln 
ist. Diese Entwickelung bietet noch ausserdem: Interesse, weil dadurch der 
Anwendung der empfindlichsten Galvanoskope zu vielen andern feinen ‚Unter- 
suchungen der Weg gebahnt wird. 
Der vorliegende Zweck fordert demnach eine solche Construction, welche 
gestattet, Ausschlag und Dämpfung zugleich mit grösster Genauigkeit zu be- 
obachten, während bei gewöhnlichen Galvanoskopen: blos die feinste Beobach- 
tung des Ausschlags maassgebend für die Construction war. Was aber den 
Ausschlag vergrösser!, verstärkt nicht immer die Dämpfung und umgekehrt. 
Dazu kommt, dass Ausschlag und Dämpfung auch nicht gewisse Grenzen über- 
schreiten dürfen, wenn sie der feinsten Bestimmung fähig sein sollen. Die 
Rücksicht auf die Dämpfung ist es nun, welche insbesondre die Anwendung 
starker Magnete als Galvanoskopnadeln fordert, wozu dann noch das Bedürf- 
niss einer längeren Schwingungsdauer und eines wenig veränderlichen Ruhe- 
stands der Galvanoskopnadel hinzukommt. Es wird dadurch die Anwendung 
eines asiatischen, von zwei starken Magneten gebildeten Systems begründet, 
dessen Schwingungsdauer durch Länge und Stärke des zur Aufhängung die- 
nenden Metalldrahts regulirt wird. 
Die absolute Messung eines Etalon- Widerstands hängt nun aber nicht 
blos von der Genauigkeit der galvanometrischen Messungen ab, sondern ausser- 
dem noch von der Genauigkeit unserer Kenntniss des Erdmagnetismus nach 
absolutem Werthe am Orte und zu der Zeit jener galvanometrischen Messun- 
gen. Das höchste Ziel der galvanometrischen Messungen besteht daher darin, 
dass die unvermeidliche, aus der Bestimmung des Erdmagnetismus herrührende, 
