ZUR GALVANOMETRIE. 9 
Unsicherheit im absoluten Werthe des Etalon- Widerstands durch die galvano- 
metrische Messung nicht merklich vergrössert werde. Darzulegen und zu 
prüfen wie dieses Ziel zu erreichen sei, ist der Hauptzweck dieser Abhand- 
lung, woran noch einige Erörterungen über die Copierung von Widerstands- 
Etalons und andere die Feststellung und Bedeutung des Widerstands- Etalons 
betreffende Fragen werden geknüpft werden. i 
I. Die Methode der absoluten Widerstandsmessung. 
f: 
Verhältniss einer elektromotorischen Kraft zu einer Strom- 
intensität, 
Ein galvanischer Strom ¿, welcher mit seinem ponderabelen Träger 
gegen einen Leiter mit der Geschwindigkeit o bewegt wird, übt nach 
dem von Faraday entdeckten Inductionsgesetze eine elektromotorische 
Kraft e auf den Leiter aus, welche sowohl mit der Intensität des induci- 
renden Stroms ¿ als auch mit der Geschwindigkeit der inducirenden Bewe- 
gung v proportional ist. Das Verhältniss dieser elektromotorischen Kraft zu 
dem Product aus der Intensität des inducirenden Stromes in die Geschwin- 
digkeit der inducirenden Bewegung, 3 hat also einen von der Intensität ö 
iv 
sowohl als auch von der Geschwindigkeit o unabhängigen Werth, und zwar 
wird dieser Werth aus geometrisch gegebenen Verhältnissen des Stromirägers 
und des Leiters zu einander als ein reiner Zahlenwerth bestimmt, d.h. unab- 
hängig von dem zu den geometrischen Abmessungen gebrauchten Raum- 
maasse, so wie auch von den Maassen der elektromotorischen Kräfte, Strom- 
ıntensitäten und Geschwindigkeiten. Betrachtet man nämlich von dem 
-inducirenden Strome ¿ ein einziges Längenelement æ, welches mit der Ge- 
schwindigkeit v gegen das Längenelement des Leiters «’ bewegt wird, in 
dem Augenblicke, wo die Entfernung beider Elemente von einander =r ist, 
und bezeichnet man die 4 Winkel, welche‘ von den Richtungen der beiden 
~ Mathemat. Classe. X. B 
