22 WILHELM WEBER, 
machen als den’ der Induciorwindungen r, und dafür die Zahl ‘der Multiplica- 
torwindungen »':zu vergrössern, welche durch die im vorigen Artikel erör- 
terte Trennung des Multiplicators vom inductor erlangt wird, gewinnt so- 
dann eine höhere Bedeutung dadurch, dass erstens bei der festen Stellung des 
Multiplicators die Verlauschung der Boussole mit einem Magnetometer kein 
Hinderniss mehr findet, zweitens, dass ausserdem der der Nadel durch einen 
Inductionsstoss ertheillen Drehungsgeschwindigkeit y eine für die feinere Be- 
obachtung angemessene Grösse gegeben werden kann. Denn aus der Glei- 
chung am Schlusse des vorigen Artikels ersieht man, dass wenn r den hal- 
ben Werth und x’ den doppelten erhält, unter sonst ganz gleichen Umstän- 
den, bei unveränderlem Leitungsdrahte, die von einem Inductionsstosse her- 
vorgebrachte Drehungsgeschwindigkeit y einen 4Mal grösseren Werth an- 
nimmt. Nur. auf diese Weise ist es möglich, bei einer so schwachen In- 
duction wie der Erdmagnetismus bietet, der von y abhängigen Elongations- 
weite der Nadel x die zu genauer Messung nöthige Grösse zu geben. 
Es leuchtet aber ein, dass wenn der Multiplicator die Nadel eng um- 
schliesst, statt nach Maassgabe einer Tangentenboussole einen weiten Kreis 
um dieselbe zu bilden, das für Tangentenboussolen güllige Gesetz, wonach 
die von einem Induclionsstosse der Nadel, ertheille Drehungsgeschwindigkeit 
~ bestimmt wurde, nämlich die Art. 5 angeführte Gleichung Jidt = ee W, 
wonach also y = nre fidt war (oder, für eine Mehrzahl von Umwindun- 
a mm 
gen n’ vom Halbmesser r’, y = » fidt) keine Anwendung mehr findet, 
weil alsdann die Verschiedenheit der i der verschiedenen Umwindungen, 
aus denen der Multiplicator zusammengesetzt wird, und dte Vertheilungsweise 
des Magnetismus in der Nadel Einfluss gewinnen und genauer in Rechnung 
zu bringen sind; doch bleibt auch dann y mit [fidt -proportional und das con- 
stante Verhältniss Ze welches der Empfindlichkeitscoefficient des Galvano- 
meters genannt werden kann, und mit f bezeichnet werden möge ; lässt’ sich 
leicht für jedes gegebene. Galvanometer ‚auf dem Wege der Beobachtung, 
