ZUR GALVANOMETRIE. 23 
durch gleichzeitige Messung von y und fidt bestimmen. Doch ist dabei zu 
beachten, dass die Constanz des Coefficienten 2 = f hot wendig an die 
Unveränderlichkeit des irinik geknüpft ist, eine Unveränderlichkeit 
die so empfindlichen Galvanoskopen mit eng umschliessenden Multiplicatoren 
keineswegs auf die Dauer zugeschrieben werden darf, weshalb die Empfind- 
lichkeit solcher Instrumente, wie schon in der Einleitung bemerkt worden, 
gar nicht voraus bestimmt werden kann. Es muss älso der Coefficient F 
oder die Empfindlichkeit des Instruments, für den Egg der Beobach- 
tung selbst bestimmt werden. 
Eine solche Bestimmung wird durch die nach der Methode der: Zurück- 
werfung (welche im ersten Bande der Abhandl. der K. Sächs. Ges. d. Wiss. 
S. 349 näher erörtert worden ist) combinirten Beobachtungen, welche die 
durch einen Inductionsstoss der Nadel ertheilte Drehungsgeschwindigkeit und 
zugleich deren Dämpfung betreffen, gewonnen; denn diese Dämpfung ist 
dem Quadrate des Coefficienten f proportional. Wird nämlich aus solchen 
Beobachtungen die von der Schliessung der Kette herrührende Dämpfung durch 
den Werth des logarithmischen Decrements A (nach dem natürlichen Systeme) 
bestimmt, so ist, wenn w den Widerstand der Kette, Æ das Trägheitsmoment 
der Nadel und r deren Schwingungsdauer unter dem Einflusse der Dämpfung 
bezeichnet, 
T 
* 
). 
“1 Nach BEER Gesetze war, wie: oben angeführt worden, | die von 
den durch einen Inductionsstoss inducirten Strömen der Nadel ertheilte Dre- 
hungsgeschwindigkeit 
= 7. Mi, ; 
also, während des Inductionsstosses, dy = fidt. Es ist also tar vom Sirome i 
im Multiplicator der Nadel ertheilte Drehungsbeschleunigung | ze fi, 
folglich, wenn k das Trägheitsmoment der Nadel bezeichnet, = vom Sirome i 
im Multiplicator auf die Nadel ausgeübte Drehungsmoment = kf, 
Der Ausdruck dieses Drehungsmoments giebt aber, wenn darin i = l gesetzt 
wird, nach magnetelektrischem Gesetze den Faktor, Flchar mit der Drehungs- 
