ZUR: GALYANOMETRIE. 25 
achtete logarithmische Decrement ist also Ao HA = àr. Unter solchen Ver- 
hältnissen muss (wie sich aus-vorhergehender Note leicht ergiebt) in’ obige 
Gleichung A = Aı — ào und 7 = u an substituirt werden, um 
den Widerstand w in seiner u el von den‘ beobachteten Werna 
= Ao ünd Ay ‚darzustellen, nämlich: > 
un gH een mr + Moho: 
w Aa — A 
3 kyyto 3 o). vz + Kulanz 
a i 
Induction durch den horizontalen Theil des RT 
Auf ähnliche ‚Weise, ‚wie idie Arti, 5.. angegebene’ Sonderung des Multi- 
plicators vom Inductor benutzt werden kann, um ein Galvanometer mit eng 
umschliessendem Multiplicator von höchster Empfindlichkeit für die Messung 
zu gewinnen, ebenso kann diese Sonderung auch dazu dienen, um dem In- 
ductor eine angemessenere und vortheilhaftere Einrichtung zu geben. 
Der. Halbmesser der. Induetorwindungen braucht nicht mehr des Galvano- 
meters wegen beschränkt, sondern kann so weit. vergrössert werden, als es 
mit einer raschen 'und leichten , Drehung des Inductors verträglich ist, wo- 
durch die Induetionsstösse ‚bedeutend. verstärkt, werden. .. Denn. die. Stärke des 
Inductionsstosses: ist ‚fedi =: 2##rrT'. gefunden ‚worden und man. sieht. leicht, 
dass dieser. Werth m Mal, vergrössert. wird, auch bei unveränderter Draht- 
länge, wenn der Halbmesser  r der, Inducterwindungen m Mal. grösser und 
folglich. die Zahl z eh ee m Mal kleiner. aennnpen, wird., 
Multiplicator den Grand weg, aus ni Br are Er A Muls 
tiplicator ‚die Inductordrehung, um den. horizontalen Durchmesser des Inductors 
geschehen, ‚musste, nämlich der. Grund., ‚dass. bei Drehung ‚des Inductors blos 
eine. -Induction durch den ‚Erdmagnetismus, und nicht zugleich, auch durch den 
Nadelmagnetismus. statt finde, weil die letztere. schwer zu bestimmen -oder 
zu, eliminiren wäre, ‚In Folge der, Sonderung des Inductors ‚vom .Multiplicator 
kann. also. die iini. auch um den vericalen Durchmesser ‚des. Inductors 
geschehen, wodurch ‚die Induction; von. dem ‚horizontalen Theil, des Erdmagne- 
Mathemat. Classe. X. D 
