26 WILHELM WEBER, 
tismus T, statt» vom verticalen: Theile T’, abhängig gemacht wird. Durch 
diese’ Vertauschung von T mit T” verwandelt sich: die Gleichung am Schlusse 
des vorigen Artikels in folgende: : 
— 8 (anrrT) nr + AoAo 
pt, e ig Ao), Kak + Aı Ài 
Diese laoai gewährt den Vortheil, dass die Messung des: horizontalen 
Theils des Erdmagnetismus- T genügt, während im andern Falle ausserdem 
noch die Messung ‘der Inelination I nöthig war, um den verticalen Theil 
T’ = T tang I bestimmen zu können. 
Il. Construction des Galvanometers. 
. Aus der im’ vorigen Abschnitte gegebenen Uebersicht über die Me- 
thode der absoluten Widerstandsmessung leuchtet die Wichtigkeit ein, welche 
die Construction des Galvanometers für die Ausführung einer solchen Mes- 
sung hat. Es kommit dabei nicht blos auf einen hohen Grad der Empfindlich- 
keit, sondern auch darauf an, dass dieser Grad der Empfindlichkeit, aus den 
Dämpfungsbeobachtungen der Nadelschwingungen, genau bestimmt werden kann. 
Die Theorie des Galvanometers ist oft von verschiedenen Seiten, nach 
Verschiedenheit der Zwecke, ‘zu denen es dienen sollte, erörtert "worden; 
in nächster Beziehung zu dem Zwecke der absoluten Widerstandsmessung, 
mit der wir uns hier beschäftigen, steht aber der ‘im’ 5. Bande dieser Ab- 
handlungen erörterle Gebrauch des Galvanometers ’zu der mit Hülfe der In- 
duetion ausgeführten Messung der magnetischen Inclination, womit auch schon 
a. a. O. eine Anwendung auf die Widerstandsmessung “selbst verbunden wor- 
den ist. Die‘ daselbst für die“ Construction des- Galvanometers gegebenen 
Regeln finden daher auch hier Anwendung, z. B. dass der Widerstand des 
Multiplicators dem der übrigen Kette, zu welcher der Inductor gehört, nahe 
gleich sein soll -Doch handelte es sich bei dem dortigen Galvanoıneter haupt- 
sächlich nur um die Empfindlichkeit, oder Grösse des Ausschlags der ‘durch 
