ZUR GALVANOMETRIE. 27 
einen Induetionsstoss in Schwingung gesetzten. ‚Galvanometernadel, während 
hier dagegen es sich zugleich um die Grösse der Dämpfung handelt, ‚welche 
zur genauen: Bestimmung jener Empfindlichkeit- benutzt- werden soll. Von 
dieser Benutzung der Dämpfung ist zwar auch dort schon, bei ‚Gelegenheit 
der auf die Widerstandsmessung gemachten Anwendung, vohöndeh worden ; 
sie bedarf aber noch einer näheren Erörterung , um zu ermitteln, was der 
höchste Grad der Genauigkeit bei dieser RN der Empfindlichkeit und 
wie derselbe zu erreichen sei. 
en ; 
Grenzen für die Grösse des Ausschlags und der Dämpfung. 
Könnten auch Ausschlag und Dämpfung, theils durch enge Umschliessung 
der Galvanometernadel mit dem Multiplicator theils durch Verstärkung des 
Nadelmagnetismus, ganz nach Belieben vergrössert werden, so dürften doch 
gewisse -Grenzen dabei nicht überschritten werden, wenn die Genauigkeit der 
Widerstandsmessung nicht vermindert statt vermehrt werden soll. 
Denn. was zunächst den Ausschlag betrifft, der nicht ‚über ‚die Skale, 
womit er gemessen werden soll, hinausgehen. darf, so wird seiner Vergrösse- 
rung bei allen magnetometrischen Beobachtungen durch die Regel, ‚dass die- 
selben stets auf kleine Ablenkungswinkel beschränkt bleiben sollen, wonach 
die Skalenlänge eingerichtet wird, eine Grenze gesetz. Es würde nämlich 
sonst der wesentlichste Vorzug dieser Beobachtungen verloren gehen, wel- 
cher darin‘ besteht, ‘dass stets kleine Ablenkungen auch zu den. feinsten 
Messungen gebraucht werden und: genügen, wodurch viele störende Einflüsse 
vermieden und die Berechnung der Beobachtungen sehr vereinfacht: wird.: 
Ebenso leuchtet in Beziehung auf die Dämpfung, welche aus dem Un- 
terschiede des Grössenverhältnisses zweier auf einander folgenden Schwin- 
gungsbögen von der Einheit zu bestimmen: ist, ‘ein, dass dieser: Unterschied 
zwar eine für genaue Bestimmung hinreichende Grösse haben muss, aber auch 
nicht so gross sein darf, dass die Einheit selbst dagegen verschwindet, weil 
sonst’ entweder der erste Schwingungsbogen zu gross sein würde, um mit 
der Skale gemessen zu werden, oder der zweite für -eine genaue Messung 
zu klein sein würde.» Zwischen diesen beiden Grenzen muss also ein Fall 
D2 
