28 WILHELM WEBER, 
liegen,” wo’ die in essen der Panpfang erreichbare Genauigkeit ein 
Maximum ist, 
"©  Bezeichnet manden grösseren ee welcher dem durch 
die Danger. der Skale gesetzten Grenzwerthe nahe gleich sein soll, mit a, den 
kleineren mit T; so wird die Grösse der Dämpfung proportional mit log “=À 
gefunden, und die‘ in Bestimmung der Dämpfung erreichbare Genauigkeit: wird 
durch den Quotienten der kleinsten messbaren Aenderung von z, dividirt durch 
die zugehörige in Theilen von A ausgedrückte Aenderung von À, dargestellt. 
-Derjenige Werth von x, für welchen der absolute Werth dieses (Quotienten 
ein Maximum ist, wird durch die Gleichung 
Si = 27 (log 3) = Maximum 
bestimmt, woraus @: zu 1 folgt, wenn e = 2,71828 die Grundzahl der 
natürlichen Logarithmen bezeichnet. ' Es ergiebt sich“ hieraus ‘die Regel, dass 
es für die Bestimmung der Dämpfung am’ vortheilhaftesten ist, das Galvano- 
meter so zü 'construiren, dass das Verhältniss zweier aufeinander‘ folgenden 
Bögen der in Schwingung taaan May dem hous Eog pi ist 
oder haget pa ES, 
@ SH af x2j9292 gon tO; jaj i 
CDA EE NT T der Galvanometernadel, 
=a Die Aufhängung der Galvanometernadel kann entweder  unöflar oder 
bifilar sein und nur eine: genauere Betrachtung der auszuführenden Beobach- 
tungen kann’ der Wahl der einen’ ‚oder andern Aufhängung den Vorzug geben. 
` ‘Wird die Galvanometernadel durch einen Inductionsstoss: in Schwingung 
gesetzt, das heisst, wird ihr im: Augenblicke, wo: sie ‚sich in der ‚Ruhelage 
befindet, eine bestimmie Drehungsgeschwindigkeit % erlheilt, so reicht‘ es be- 
kanntlich nieht hin, den Ausschlag, oder die: erste- Elongation -der Nadel a, 
zu beobachten, sondern es- ist, namentlich zur Bestimmung der Dämpfung, 
nothwendig,- auch -die zweite Elongation der -Nadel b, nach der entgegen- 
gesetzten Seite von: der: Ruhelage, zu: beobachten.; Zum Zweck einer genauen 
Messung müssen aber ferner diese beiden Beobachtungen häufiger wiederholt 
