ZUR GALVANOMETRIE. 29 
werden. Es leuchtet nun ein, dass, statt abzuwarten, bis zwischen je zwei 
Wiederholungen ‘die ‘Nadel jedesmal 'zur vollkommnen Ruhe gelangt ist, es 
grosse Vortheile bietet, ein System: solcher Wiederholungen ‚ohne ‚Unterbre- 
chung in stetiger Aufeinanderfolge auszuführen, was thunlich ist, wenn man 
beachtet; dass die Nadel im Augenblicke jedes Inductionsstosses- zwar in der- 
jenigen: Lage sich: befinden soll, ‚wo sie, wenn sie keine Bewegung besässe, 
in Gleichgewicht beharren könnte, dass es aber für den Zweck dieser Beob- 
achtungen nicht: nothwendig sei, dass sie sich wirklich im Gleichgewicht” be- 
finde. Die Nadel kann vielmehr in diesem Augenblicke eine Drehungsge- 
schwindigkeit besitzen, wenn, letztere nur ‚bei allen Wiederholungen i im Augen- 
blicke jedes Induclionsstosses immer,gleich gross ist. , Die Methode der An- 
ordnung soleher Beobachtungssysteme ist von Gauss angegeben worden und 
man findet sie im ersten Bande der Abhandlungen der math. phys. Classe der 
K. Sächs. Ges d. Wiss. S. 349 unter dem Namen der Zurückiwerfungsmethode 
näher erörtert. Es ergiebt sich daraus, dass die genaue Ausführung eines 
solchen Beobachtungssystems fordert, dass erstens die Dauer eines Inductions- 
stosses einen sehr kleinen Bruchtheil von der Schwingungsdauer der. Nadel 
bilde, zweitens, dass der Augenblick jedes "Inductionsstosses so genau wie 
möglich mit dem Augenblicke zusammenfalle, wo die Nadel in der Lage sich 
befindet, in welcher sie, wenn ihre Drehungsgeschwindigkeit Null wäre, im 
Gleichgewicht beharren könnte, ı Es leuchtet: aber ein,..dass die Erfüllung 
dieser- beiden- Forderungen -nur bei: einer längern “Schwingungsdauer der 
Nadel, z. B; von 20 bis 30'Secunden; zu: erreichen ist, wonach also die Con- 
struction des Galvanometers eingerichtet ‚werden muss... «.. 
Soll nun eine solche längere Pehringnpgalange durch eniflare Anfin- 
pfung; einen aher miena e zu ee Grösse möglichst ken Magnetis- 
mus besitzen, so leuchtet die Nothwendigkeit einer ‚grössern Nadel ein, z. B. 
von 600 bis 900 Millimeter Länge, wodurch auch -eine entsprechende Aus- 
dehnung des Multiplicators in der Richtung der Nadel nothwendig wird. Bei 
solcher ‚Verlängerung des Multiplicators kann nun zwar durch die damit ver- 
bundene Verstärkung des Magnetismus der Nadel eine hinreichend. starke 
Dämpfung erlangt werden; die Grösse-des von einem Inductionsstosse her- 
