44 WILHELM WEBER, 
tor nicht umschlossene Nadel, was leicht geschehen kann, vom Multiplicator 
so fern gehalten wird, dass seine Wirkung auf dieselbe gegen die auf die 
umschlossene Nadel verschwindet. In der Regel ist dies aber nicht der Fall, 
sondern die beiden Nadeln werden gewöhnlich symmetrisch in gleichem Ab- 
stande von der oberen Seite des Multiplicators aufgehangen, woraus sich eine 
Vergrösserung der Empfindlichkeit so wohl wie der Dämpfung ergiebt. Es 
wird nämlich dadurch bei einem langgestreckten Multiplieator die Empfindlich- 
keit nahezu in dem Verhältnisse von 3: 4, die Dämpfung in dem Verhält- 
nisse von 9: 16 vergrössert. 
III. Galvanometrische Beobachtungen. 
15. 
Nach Erörterung der Methode der absoluten Widerstandsmessung und 
der Construction des Galvanometers gehen wir zur Betrachtung der Beob- 
achtungen über, welche in galvanometrische und magnetische zerfällt werden 
können, von denen aber die letzteren blos die Intensität des horizontalen 
Theils des Erdmagnetismus betreffen, dessen Bestimmung nach absolutem 
Werthe schon von Gauss so vollständig abgehandelt worden ist, «dass die 
dazu erforderlichen Beobachtungen keiner weiteren Betrachtung mehr bedürfen. 
Sollten nun die galvanometrischen Beobachtungen mit einem nach den 
Vorschriften des vorigen Abschnitts construirten Galvanometer. gemacht wer- 
den, so müsste zur Herstellung desselben derjenige Etalon, um dessen Wi- 
derstand es sich vorzugsweise handelt, nämlich der zum ‚allgemeinen Ge- 
brauche ausersehene und zur Vergleichung der Widerstände aller Körper 
dienende Etalon, wirklich vorhanden und gegeben sein; denn er soll den 
Maassstab abgeben, nach welchem das Galyanometer zu construiren ist, damit 
der Widerstand -der ‚vom Multiplicator ‚des. Galvanometers und vom Inductor 
gebildeten Kette seinem Widerstande gleich werde, was nöthig ist, damit beide 
mit einander unmittelbar verglichen werden können. 
