ZUR GALVANOMETRIE. 45 
Wäre nun dieser Etalon- Widerstand wirklich vorhanden und gegeben 
und seinem absoluten Werthe nach wenigstens näherungsweise bekannt, näm- 
lich W = 2w, so würde hienach, den im vorigen Abschnitte entwickelten 
Regeln gemäss, ein speciellerer Anschlag zur Construction des ganzen gal- 
vanometrischen Apparats, des Galvanometers sowohl wie des Inductors, in 
folgender Weise leicht gemacht werden können. 
‘Man nehme z. B. den Halbmesser des für die Galvanometernadel frei zu 
lassenden Raums e — 20 Millimeter an; im Falle eines kreisförmigen Multi- 
plicators würde dann nach der Gleichung v = 100,364 . c53 der Rauminhalt 
des Multiplicators = 802912 Cubikmillimeter erhalten werden. Dieser Draht 
wäre sodann der Vorschrift gemäss, nach welcher b = 1,86178 sein soll, 
in Gestalt eines Ringes von ?e = 40 Millimeter Durchmesser im Lichten und 
2be — 74,4712 Millimeter Höhe aufzuwickeln, wonach der äussere Ring- 
durchmesser 2(1+a)e = 123,804 Millimeter sich ergiebt. — Im Fall eines 
langgestreckten Multiplicators, welcher nöthig ist, um stärkere Nadeln an- 
wenden und dadurch stärkere Dämpfung herstellen zu können, wäre nun 
zwar genau genommen der angegebene Querschnitt, den im vorigen Ab- 
schnitt entwickelten Regeln gemäss, etwas zu verändern, der äussere Durch- 
messer nämlich etwas zu vergrössern, die Ringhöhe dagegen etwas zu ver- 
kleinern, wobei auch die Grösse des Querschnitts eine kleine Aenderung 
erleiden würde. Da aber die danach genau bestimmte Grösse des Quer- 
schnitts einem Maximum - Werthe der Empfindlichkeit entsprechen würde, wo 
kleine Aenderungen des Querschnitts nur einen unerheblichen Einfluss auf 
die Empfindlichkeit haben, so genügt es für den praktischen Zweck des An- 
schlags, an die unveränderte Grösse des für einen kreisförmigen Multiplica- 
tor berechneten (Querschnilts sich zu halten, wozu es jedoch nöthig ist, den 
Rauminhalt des Multiplicators in dem Verhältniss von ve( 1 +3a@):re(1+3a) +19 
zu vergrössern, wenn /0 die Länge der zwischen den beiden Halbringen ein- 
geschalteten Parallelseilen bezeichnet. Nun ist re(1 +44) = 123,65 Mili- 
meter, folglich wäre, für 4? = 128,65, der Rauminhalt = 1605824, für 
= 385,95, der Rauminhalt = 3211648 Cubikmillimeter zu setzen. Die 
Drahtmasse würde hienach, wenn man für Kupfer, aber mit Berücksichtigung 
der zur Isolation dienenden Umspienung und der bei cylindrischer Drahtforn 
