ZUR GALVANOMETRIE. 49 
r = 67,38 Millimeter; im zweiten Falle, nämlich bei einem  Multiplicator für 
welchen l0 = 385,95, ! = 310400 und k = 20.106 + 252840 p, für 
dieselben Werthe von p und /, r = 518,9 Millimeter. Doch ist zu bemer- 
ken, dass im Falle eines astatischen Nadelsystems hiebei vorausgesetzt wor- 
den ist, dass die äussere Nadel so entfernt vom Multiplicator sich befinde dass 
seine Wirkung auf dieselbe gegen die auf die umschlossene Nadel verschwinde. 
Lägen aber beide Nadeln symmetrisch gegen die obere Seite des Multiplica- 
tors, so wäre r nahezu in dem Verhältniss von 4:3 zu verkleinern und es 
würde dann im ersten Fall r = 50,53, im zweilen r = 389,18 Millimeter 
sein sollen. 
Sollten nun aber diese gefundenen Halbmesser für die genaue Ausmes- 
sung oder bequeme Drehung des Inductors nicht recht passen, so braucht man 
nur zur Construction des Inductors eine andere Drahtsorte zu nehmen als zum 
Multiplicator. Soll z. B. der Halbmesser den Werth ur statt r erbalten, 
so nehme man einen Draht, dessen Länge und Querschnitt zu denen des 
Multiplicatordrahts sich verhalten wie 1 : x; es bleiben dann der Widerstand 
und die Summe der von allen Windungen umschlossenen Kreisflächen, folglich 
auch die von einem Inductlionsstoss hervorgebrachten Wirkungen ganz unverändert. 
Mit einem auf diese Weise, allen vorgeschriebenen Regeln gemäss her- 
gestellten, Apparate würden also die galvanometrischen Beobachtungen zu 
machen sein, aus denen (in Verbindung mit der, mit den Instrumenten eines 
magnetischen Observatoriums ausgeführten und auf Ort und Zeit der galvano- 
metrischen Beobachtungen zurückgeführten, Messung der horizontalen erd- 
magnetischen. Kraft) der gegebene Eialon - Widerstand seinem absoluten 
Werthe nach bestimmt werden sollte. — Ein solcher Apparat kann nun aber 
gegenwärtig, wo der für die Construclion maassgebende, im allgemeinen 
Gebrauche befindliche und zur Vergleichung der Widerstände aller Körper 
dienende Etalon noch mangelt, nicht hergestellt werden. 
Handelt es sich daher, wie schon bemerkt, hier nicht um die definilive 
Bestimmung eines solchen Eialon- Widerstandes, sondern nur um Prüfung der 
dazu erforderlichen galvanometrischen Beobachtungen, von denen eine Ge- 
nauigkeit verlangt wird, welche der der übrigen Beobachtungen wenigstens 
gleichkommt, so genügen dazu auch Beobachtungen mit einem Apparate, wel- 
Mathemat. Classe. X. G 
