50 WILHELM WEBER, 
cher nicht allen vorgeschriebenen Regeln entspricht, wenn nur die Abwei- 
chungen entweder geringen Einfluss auf die Genauigkeit haben, oder wenn ihr 
Einfluss leicht und genau bestimmt werden kann. Es genügen daher zu die- 
sem Zwecke folgende Beobachtungen. 
16. 
Die folgenden Beobachtungen sind mit einem Apparate gemacht, der 
von den gegebenen Vorschriften wesentlich nur darin abwich, dass ein schon 
vorhandener und genau bekannter Inductor benutzt wurde, dessen Wider- 
stand bedeutend grösser war als der des Multiplicators. Der davon herrüh- 
rende Einfluss auf die Beobachtungen lässt sich leicht bestimmen und wird 
unten näher betrachtet werden. Diese Abweichung ist daher, wenn es sich 
blos um Prüfung der in den galvanometrischen Beobachtungen erreichbaren 
Sicherheit und Genauigkeit handelt, von keinem erheblichen Nachtheil und die 
folgenden damit gemachten Beobachtungen können zu diesem Zwecke recht 
wohl benutzt werden. 
Die folgende Tafel enthält einen Satz solcher nach der Methode der Zu- 
rückwerfung gemachten Beobachtungen, in fünf Columnen geordnet, in der 
Weise, dass, der Zeit nach, die erste Columne die Beobachtungen 1, 5, 9 
u. s. w., die zweite die Beobachtungen 2, 6, 10 u. s. w., die dritte die Be- 
obachtungen 3, 7, 11 u. s. w., die vierte die Beobachtungen 4, 8, 12 u. s. w. 
enthält. Die Beobachtungen der beiden ersten Columnen sind die den nega- 
tiven Inductionsstössen zunächst vorangegangenen und nachgefolgten Elonga- 
tionen der Galvanometernadel; die Beobachtungen der beiden letzten Columnen 
sind die den positiven Inductionsstössen zunächst vorangegangenen und ge- 
folgten Elongationen. Die Zahlen sind die im Augenblicke der grössten Ab- 
 lenkung beobachteten Skalentheile. 
