54 WILHELM WEBER, 
stande die erste und die dritte Elongation nahezu um ebenso viel zu klein 
als die zweite und vierte zu gross gefunden werden musste, Dieses allmäh- 
lige Sinken des Ruhestandes war eine Folge der elastischen Nachwirkung des 
erst vor‘kurzen aufgehangenen Eisendrahts, welcher die Galvanometernadel 
trug, und würde mit der Zeit verschwunden sein. Diese Zeit abzuwarten 
schien nicht nölhig, weil bei der Gleichförmiekeit des Sinkens sich daraus 
kein nachtheiliger Einfluss für die Messung ergiebi.: Auch. ist es leicht, die- 
sen Einfluss in Rechnung zu bringen, indem: man den beobachteten Elon- 
galionen eine kleine Correction + a beifügt Wenn man also statt der be- 
obachielen Elongationen 
— 92,208. A 452,561. p + 923 + = + 15285 — = 
und x = 0,1615 setzt, so erhält man die corrigirten Werthe: 
—"92,0935 1 "2.452.7025 + 92,0845 + 152,7135 
welche von der verlangten Symmetrie nicht um fy Skalentheil abweichen. 
Für die weitere Beirachtung, wo nur die Differenz der vierten und 
zweiten Elongation = 2a' und die der dritten und ersten = 235 in Rech- 
nung kommen, bedarf es dieser Correctionen gar nicht, weil diese Diferen- 
zen davon unabhängig sind, nämlich: 
S "= 305,436 
— 184,178, 
Bezeichnet nun r den a des. Spiegels: von dar Skale, und..setzi man 
a = r- tang 20, b =r tang. ? 
so aa Ọ und 2 die Ablenkungswinkel der Geivangmeterandel und können, 
wenn sie klein sind, den Art. 10 mit æ und 5 bezeichneten Elongationen 
gleich. gesetzt werden;, aus. denen die Drehungsgeschwindigkeit. y und das 
logarithwmische Decrement A berechnet werden ‚sollen. Für grössere  Wertlie 
von, Qi und. 9 ‚dagegen. wachsen..a. und b, welche den. Drehungsgeschwindig- 
keiten proportional bleiben sollen, wie. die Sinusse..der..halben . Ben 
winkel, wonach = 
.@ = 2sin 49, an: 2 sin 4g 
zu setzen ist. "Auch diesen für Nadeln , die ohne Dämpfung schwingen, ex- 
acten Ausdrücken ”) würde streng genommen noch eine kleine Correction 
*) Für Nadeln, die ‚ohne Dämpfung schwingen, bezeichnet ‚nämlich. nach Art. 4 
