ZUR GALVANOMETRIE. 57 
SVIT EAA a V;+V 5 i une tang (7 log nat) Bi 0,0033304 
Aı = log nat 5 = 0,50487; 
sodann erhält man nach Art. 7, wo S = nrrr gesetzt war, mit den ange- 
gebenen Werthen von K, S, T den Widerstand der ganzen Kette 
en an tAoAo _ 49855 . 106 Millimeter 
Kyy an + Aıkı Secunde 
19. 
Thomsons Standard und andere Etalons. 
Giebt es nun auch noch keinen allgemein angenommenen und gebrauch- 
ten Widerstandsetalon, auf welchen das aus den vorhergehenden Beobach- 
tungen abgeleitete Resultat bezogen werden könnte; so giebt es doch ver- 
schiedene Etalons, welche durch die mit ihnen gemachten Untersuchungen 
oder durch die auf sie reducirten Messungen ein besonderes Interesse ge- 
wonnen haben. Einen solchen Etalon, welcher als Thomson’s Standard be- 
zeichnet werden soll, seinem absoluten Widerstandswerthe nach zu bestim- 
men, war die specielle Veranlassung zu den oben beschriebenen Beobach- 
tungen gewesen. Derselbe lag zu diesem Zwecke in zwei von Professor 
William Thomson in Glasgow gefälligst mitgetheilten Copien vor, nämlich 
die eine in Kupferdraht, dessen Widerstand nach Professor Thomsons An- 
gabe mit jedem Grade der 100theiligen Skale um „ro wächst, die andere 
in Neusilberdraht, dessen Widerstand mit jedem Grade um „g560u wächst. 
Beide waren für die Temperatur von 16,3 Grad als genau gleich verbürgt. 
Mit Rücksicht auf diesen speciellen Zweck war besonders darauf gese- 
hen worden, dass, wenn bei diesen Beobachtungen auch nicht allen im vori- 
gen Abschnilte gestellten Forderungen entsprochen werden konnte, doch 
wenigstens die Widerstandsgleichheit der aus dem Multiplicator und Inductor 
gebildeten: Kette mit dem Etalon möglichst nahe hergestellt wurde, um das 
für jene Kelte gefundene Resultat mit diesem Etalonwiderstand in die unmit- 
telbarste und genaueste Beziehung zu setzen. Es war diese Gleichheit bis 
auf yag, um was der Etalonwiderstand kleiner :war, hergestellt worden, 
Mathemat. Classe. X. H 
