58 WILHELM WEBER, 
wie sich aus einer, bei 1606 Grad gemachten, sehr genauen Vergleichung mit 
der Kupfercopie ergeben hatte. 
Hienach folgt der Widerstand der Kupfercopie von T hom son’ s Standard 
für 17,5 Grad der 100theiligen Skale aus dem Art. 18 gefundenen Resultate 
‚Meter 
= 42832 
: i Secunde 
oder für O Grad Teppernar 
— 40293000 Be. mi © 
ecunde 
Ein anderer Etalon war ferner der in der Einleitung schon besprochene 
Siemens’sche, welcher einer Siemens’schen aus Neusilberdrählen gebildeten 
Widerstandsskale als Einheit zum Grunde lag. Diese in einem Neusilber- 
drahte gegebene Siemens’sche Widerstandseinheit war nachSiemens Angabe 
bei 15 Grad der 100theiligen Skale dem Widerstande einer Quecksilbersäule 
von 1 Meter Länge und 1 Quadratmillimeter Querschnitt bei O Grad Tem- 
peratur genau gleich. Wurde nun dieser Neusilberdraht in die vom Multi- 
plicalor und Inductor gebildete Kette eingeschaltet, so ergab sich der Wider- 
stand der Kette in dem Verhältniss von 1 : 1,2395 vergrössert, woraus der 
Widerstand dieses Neusilberdrahts bei 17,5 Grad der 100theiligen Skale 
= 10266000 as , folglich bei 15 Grad, d.i. der Siemens’sche Etalon- 
widerstand selbst, = — 10257000 me erhalten wird. Der aus dieser 
cun 
Vergleichung abgeleiteten Bestimmung des Siemens’schen Etalonwiderstands 
kann jedoch, wie man leicht sieht, nicht ganz gleiche Genauigkeit wie der 
vorhergehenden des Thomson’schen Standard - Widerstandes zugeschrieben 
werden, weil der Einfluss der unvermeidlichen Beobachtungsfehler auf das 
Verhältniss zweier verschiedener Widerstände viel grösser ist als bei- Ver- 
pug zweier ganz nahe gleicher Widerstände. 
' Endlich hat Siemens seinen Etalonwiderstand auch mit dem Jacobi- 
schen Etalonwiderstand verglichen, dessen absoluter Werth, wie in der Ein- 
leitung schon erwähnt worden, nach einer früheren, weniger genauen, Mes- 
sung = 5980000. Meter 
+ Secund 
gefunden worden war. Siemens hat gefunden, 
e $ 
